— 923 - 



centini (*), perteneciente al primer tipo, y que forma parte 

 de su microsismógrafo universal. 



Lo constituye una lámina muy elástica de acero (muelle 

 para vagones), de 1,50 metros de longitud por 75 milíme- 

 tros de anchura, con espesor decreciente de 10 á 7 milíme- 

 tros. Esta lámina, sin carga, está encorvada en los modelos 

 recientes, se halla sujeta por su extremidad más gruesa á un 

 fuerte pilar de mampostería, y lleva en su extremo más del- 

 gado una masa cilindrica de 45 á 50 kilogramos de peso, 

 que le obliga á adoptar la posición horizontal. 



Al presentarse movimientos de abajo hacia arriba, ó siibsul- 

 torios, en el suelo, la hoja de acero, verdadero muelle elásti- 

 co, ha de moverse también en el mismo sentido. Estos despla- 

 zamientos de la extremidad cargada de la lámina de acero, 

 convenientemente transformados de verticales en horizonta- 

 les, gracias á una ingeniosa combinación de palancas, á la 

 vez que, multiplicadas en ocasiones hasta 280 veces (**), se 

 registran, por medio de una finísima aguja de vidrio, al lado 

 de las componentes horizontales en que ya nos ocupamos y 

 del cronógrafo en la misma banda de papel ahumado. 



Los muelles espirales forman parte integrante de los ins- 

 trumentos de Wiechert, Agamennone y Schmidt, modifica- 

 ciones del de Ewing. 



Ya hemos hablado de uno de los instrumentos del segundo 

 de los citados sismólogos, al recordar la pequeña exposición 

 del Haya. 



Allí mismo presentó el Profesor Wiechert una reducción 

 de su gran modelo, que después citaremos, con masa de 80 



(*) G. Vícentini e G. PdLchtr.— Microsismógrafo per la componen- 

 te verticale.-Bol S. S. I. V (1899-1900), pp. 33-58. 



(**) Aumento en Junio de 1905 de la componente vertical del pén- 

 dulo E. — Cenno Preliminare salle registrazione dei microsismografi... 

 Atti del R. I. Véneto di Se. L. e. Arti, 1906-1907, LXVl, p. sec. 5-6, 

 p. 216. 



