— 926 - 



mecanismo de gran velocidad, ó el motor corriente de otros 

 instrumentos. 



Lo primero, si son algo sensibles, suelen hacerlo por cau- 

 sas extrañas á cada momento, y cuanto á lo segundo, ó son 

 más sensibles que el aparato principal y éste se dedica á 

 marcar á escape líneas rectas, como parece ocurrir en Rocca 

 di Papa, á juzgar por el Bolletino, ó sólo utilizan la gran ve- 

 locidad para la porción principal del sismo, de ondas casi 

 siempre de más de quince segundos de período en los leja- 

 nos, donde resulta inútil, y no en las preliminares rapidísi- 

 mas en los terremotos de epicentro próximo, únicos en los 

 que una gran velocidad sería conveniente alguna vez. 



Tampoco indican la intensidad del movimiento, etc., dato 

 de gran importancia. Sin embargo, como pueden, á falta de 

 otra cosa mejor, prestar servicios muy apreciables, indicare- 

 mos algún modelo de los más prácticos. 



Uno de los mejores es el de péndulos invertidos del doc- 

 tor Agamennone, que construye en Roma Fascianelli (*). 

 Consiste, como indica su nombre, en dos péndulos inverti- 

 dos cuyas masas se hallan fijas á diferentes alturas sobre fle- 

 xibles varillas de acero, con objeto de que sus períodos de 

 oscilación sean distintos. Una de ellas termina en una lami- 

 nita de platino horadada, en comunicación con una pila, 

 mientras que la otra lleva una punta de dicho metal en co- 

 nexión con un electroimán convenientemente dispuesto (**) 

 para poder detener la marcha de un reloj, tocar un timbre, 

 poner en marcha el mecanismo de gran velocidad de un sis- 

 mógrafo, etc., hallándose el todo provisto de los ajustes 

 necesarios. 



(*) Precio, 40 liras, y 65 si se le quiere unir otro para las sacudi- 

 das subsultorias, también del mismo autor. El reloj, indispensable, 

 vale 35 ó 55 liras, según el modelo. 



(**) Sismoscopio elettrico a doppio effeto, in Bol. S. S. I, III (1897), 

 págs. 37-45, ibid 157-158 et IV (1898), 277-283. 



