N. F. m. Nr. 63 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



1003 



zweier die Platten umfassenden „Kämme" abge- 

 nommen und zu 2 Konduktorkugeln geleitet wird, 

 von wo sie in die Leitungsschnüre übergeht. Die 

 Elektroden sind eigenartig geformt, wir finden eine 

 Kopfglocke, eine Spitzenelektrode, eine Büschel- 

 elektrode und eine Isolierplatte mit Schemel. 



Das Anwendungsgebiet für die statische Elek- 

 trizität bilden die verschiedenen Arten der Nerven- 

 krankheiten. 



Die Fähigkeit des galvanischen Stromes, in 

 dem Körpergewebe, durch das er hindurchgeht, 

 chemische Veränderungen hervorzubringen , be- 

 nutzt man in der Elektrolyse. Als Elektroden 

 finden wir hier blanke Metallplatten, Nadeln mit 

 einer oder mehreren Spitzen und dgl. Sie werden 

 direkt auf den Körper gesetzt resp. in die zu be- 

 handelnde Partie eingestochen und je nach der 

 beabsichtigten Wirkung mit dem positiven oder 

 dem negativen Pole der Stromleitung verbunden. 

 Da an der Anode sich Säuren bilden, so kann 

 man mit der positiven Nadel die Gerinnung von 

 Blut und Gewebsflüssigkeit befördern , an der 

 Kathode hingegen, wo sich Basen bilden, kann 

 man die Verflüssigung von Geschwülsten usw. er- 

 zielen. 



In der Elektrokaustik dient der elektrische Strom 

 • — galvanischer oder Wechselstrom — dazu, die 

 aus Porzellan oder Piatina bestehenden kleinen 

 Brenner verschiedener Form soweit zu erhitzen, 

 bis sie in Rot- oder Weißglut geraten sind. In 

 diesem Zustande werden mit ihnen dann kleine 

 chirurgische Eingriffe wie die Entfernung kleiner 

 Gewebsteile usw. vorgenommen. 



13er für die Ausführung der Kaustik verwendete 

 Strom muß eine hohe Amperestärke bei geringer 

 Spannung besitzen. Die höhere Spannung des 

 Starkstromes muß deshalb durch einen Neben- 

 schlußwiderstand vermindert werden, was einen 

 erheblichen Energieverlust zur Folge hat. Diesem 

 Übelstande hilft der Kaustiktransformer (Fig. 16) 

 ab, der den Widerstand in Fortfall bringt. Er ist 



Fig. 16. Transformer für Kaustik. 



SO eingerichtet, daß ein zu diesem Zwecke speziell 

 konstruierter Unterbrecher den entnommenen 

 Gleichstrom des Netzes von hoher Spannung und 

 wenigen Ampere auf einen Strom von niedriger 

 Spannung und hoher Amperezahl transformiert. 



Für die Apparate der Endoskopie benutzt man 

 kleine Glühlämpchen, die in Mund, Nase, Rachen 

 usw. eingeführt werden und dort das zu unter- 

 suchende Gebiet beleuchten. Konstruktiv am eigen- 

 artigsten sind die Cystoskope, die eine Besichtigung 

 des Innern der Blase ermöglichen. 



Die Eigenschaft des elektrischen Stromes, einen 

 Eisenkern magnetisch zu machen, wird in dem 

 Apparate „Neuron" (Fig. 17) ausgenutzt, der für 

 die Anwendung des wechselnden magnetischen 

 Feldes bestimmt ist. Plin pLisenstab wird von einem 

 Wechselstrom mit regulierbarer Periodenzahl um- 

 flossen. Dadurch wird er magnetisch. In gleicher 



Fig. 17. Elektromagnet ,, Neuron", 

 zur Behandlung von Nervenschmerzen und Schlaflosigkeit. 



Weise nun wie die Richtung des elektrischen 

 Stromes wechselt, wechselt auch die Polarität 

 des Magnetstabes, so daß die Enden desselben ab- 

 wechselnd den magnetischen Nordpol und Südpol 

 darstellen. Die zwischen den beiden Polen laufen- 

 den magnetischen Kraftlinien sind außerordentlich 

 stark, so daß noch in einer Entfernung von mehr 

 als 3 m vom Apparat eine ausgesprochene Wirkung 

 auf den Körper nachzuweisen ist. 



Die für die Erzeugung einer ausreichenden 

 magnetischen Kraft erforderliche elektrische Energie 

 beträgt bis zu 4 Kilowatt. Deshalb war der bei 

 Benutzung von Gleichstrom erforderliche Gleich- 

 strom -Wechselstrom - Umformer außerordentlich 

 voluminös. Beim Neuron ist dieser Umformer 

 durch einen von mir eigens zu diesem Zwecke 

 konstruierten direkten Umformer ersetzt worden, 

 der in bedeutend kleineren Dimensionen gehalten 

 ist und sich in seiner Anschaffung erheblich billiger 

 stellt. 



Das wechselnde Magnetfeld wird als Heilmittel 

 bei nervösen Störungen benutzt. Der Neuron ge- 

 stattet sowohl die Häufigkeit der einzelnen Pol- 

 wechsel als auch die Intensität der magnetischen 

 Kraftentfaltung nach Erfordernis zu dosieren. 



Bekannt ist die Anwendung des elektrischen 

 Stromes als treibende Kraft für kleine Motore, die 

 auch im ärztlichen Instrumentarium in verschie- 

 dener Form im Gebrauch sind. 



Die Apparate für Vibrationsmassage (Fig. 18) 

 werden fast ausnahmslos elektromotorisch getrieben. 

 Der Motor versetzt eine biegsame Welle in Um- 

 drehung, auf welche die Vibratoren, in Kugel- oder 

 Kapselform und mit verschieden geformten An- 

 sätzen, aufgesetzt werden. Der elektrische Betrieb 

 bietet den besonderen Vorteil, daß die Massage 

 stets gleichmäßig vor sich geht, sehr wenig An- 



