lOOO 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



N. F. III. Nr. 63 



Die Elektrizität in der Medizin. 



Von Werner Otto, Ingenieur, Berlin. 



Keine physikalische Erscheinung findet in der 

 ärztlichen Tätigkeit eine so mannigfaltige, auf die 

 verschiedensten Gebiete sich erstreckende Anwen- 

 dung wie die Elektrizität. In direkter Einwirkung 

 als Heilmittel, als Quelle von Licht und Wärme, 

 als Triebkraft der verschiedensten Apparate ist sie 

 ein der ärztlichen Kunst unentbehrlicher Faktor 

 geworden. Wo aber auch Elektrizität im Ge- 

 brauch ist, die Technik erst hat sie mit Hilfe 

 ihrer vielgestaltigen Apparate in das Gewand 

 kleiden müssen, welches allein sie gebrauchsfähig 

 macht. Wenn heute die Elektrizität im Dienste 

 der Medizin so vielfachen Nutzen stiftet, so wird 

 dies nicht zum wenigsten dem Techniker ver- 

 dankt, der oft unter Überwindung großer Schwierig- 

 keiten neue, für ganz spezielle Zwecke bestimmte 

 Apparate zu konstruieren die Aufgabe hatte. Es 

 sei mir daher gestattet, an dieser Stelle in einer 

 kurzen Umschau die einzelnen Arten der Ver- 

 wendung der Elektrizität in der Medizin zusammen- 

 fassend zu schildern. 



Zunächst zu den Röntgenstrahlen (Fig. i). 



E.E.SBMITBä BERU«. 



Fig. I. Röntgeninstrumentarium mit Wodalimterbrccher. 



Der durch die Primärspule des Induktors ge- 

 sandte, durch eine besondere Unterbrechungsvor- 

 richtung unterbrochene elektrische Strom erzeugt 

 in der Sekundärrolle den Induktionsstrom , der 

 unter dem Einflüsse der Kraftlinien, welche von 

 dem in die Primärspule eingeschobenen magnetisch 

 werdenden Eisenkern ausgehen, hochgespannt wird. 

 Der Sekundärstrom bekommt auf diese Weise 

 Spannungsgrößen bis zu lOOOOO Volt und dar- 

 über, so daß Prunken bis zu 70, 80 und mehr 

 Zentimeter Länge erzielt werden. Dieser sekun- 

 däre Strom wird durch die Röntgenröhre geleitet, 

 in welcher er die Kathodenstrahlen erzeugt, die 

 vom Spiegel der Antikathode reflektiert und als 

 X-Strahlen ausgesandt werden. 



Neben dem Induktorium ist der Unterbrecher 

 der wesentlichste Bestandteil einer Röntgenein- 

 richtung. 



Es gibt verschiedene Systeme von Unter- 

 brechern. Die elektrolytischen und die Queck- 



silberstrahl-Unterbrecher sind diejenigen, welche 

 am meisten in Gebrauch sind. Unter den erst- 

 genannten ist am bekanntesten der Wehneltunter- 

 brecher, dem aber naturgemäß die den elektro- 

 l)'tischen Unterbrechern insgesamt eigentümlichen 

 Nachteile anhaften. Deswegen werden heute Queck- 

 silberstrahl- Unterbrecher fast allein bevorzugt. Zu 

 dieser Klasse von Unterbrechern gehört z. B. der 

 Wodalunterbrecher. 



Der ausgezeichnete Wert der Röntgenstrahlen 

 für die Diagnose zahlreicher Krankheiten sowie 

 als Heilmittel für Hautkrankheiten ist jedermann 

 bekannt. 



Mit dem Induktorium und dem Unterbrecher 

 der Röntgeneinrichtung werden die Apparate für 

 hochfrequente Ströme (Fig. 2), wie solche von den 

 Franzosen Oudin und d'Arsonval konstruiert sind. 



Fig. 2. Apparate nach Oudin und d'Arsonval, 



zur Anwendung hochgespannter Wechselströme mit 



hoher Polwcchsclzahl. 



betrieben. Die auf sinnreiche Weise hervorge- 

 brachten oszillatorischen Entladungen zweier Ley- 

 dener Flaschen erzeugen in dem die Plaschen 

 verbindenden Solenoid oszillierende Ströme von 

 hoher Wechselzahl. Diese werden durch einen Re- 

 sonator aufgenommen und weiter geleitet. Solchen 

 ,, hochfrequenten" Strom läßt man direkt auf den 

 Körper aus der Elektrode ausstrahlen und be- 

 handelt mit ihm Nervenkrankheiten , Hautkrank- 

 heiten etc. 



Ein außerordentlich weites Feld für die Anwen- 

 dung der Elektrizität bietet die Lichttherapie. All- 

 gemein bekannt ist dieFinsen-Lichtheilmethode, bei 

 welcher große Bogenlampen von ca. So Ampere 

 Stärke als Lichtquelle dienen. Die Lichtstrahlen 

 werden durch etwa i Meter lange Tubusse mit 

 verschiedenen , zum Teil wassergekühlten Linsen- 

 systemen geleitet. Auf diesem Wege verlieren sie 

 den größten Teil ihrer Wärmestrahlen und werden 

 gleichzeitig konzentriert. 



Die P'insenapparate dienen der Behandlung des 

 Lupus, der Hauttuberkulose. Sie haben den Nach- 

 teil, daß sie in Anlage, Anschaffung und Betrieb 



