( 'iS ) 



» Ces lacs s'engagent dans une rangée de trous plus ou moins élevés des 

 parois de la boîte. Ces trous sont là comme autant de doigts pour agir sur 

 les lacs auxquels ils font poulie de réflexion, et donnent un point d'attache. 



» Ces diverses, indications remplies, on relève le côté de la boîte resté 

 ouvert, pour le fixer à l'aide d'un crochet. 



» Notre appareil présente les avantages suivants : 



» i". Il est applicable à toutes les espèces de fracture de jambe; 



» 2". Il permet au chirurgien de se passer d'aides; 



» 3". En laissant le membre à découvert, on peut suivre de l'œil, sans 

 interruption, la marche de la lésion, appliquer des topiques et panser les 

 plaies sans déranger aucune pièce de l'appareil; 



» 4"- Il rend facile le transport des malades; 



» 5". Il conserve au membre sa conformation normale sans l'atrophier, 

 sans le déformer, sans en retarder la consolidation comme les appareils à 

 attelles ou à compression circulaire ; 



» 6". Il étend considérablement le cercle de la chirurgie conservatrice, 

 au préjudice de l'amputation, quand, surtout, on sait emprunter à la glace 

 sa puissante coopération; 



» 7°. Il permet d'éviter les cals difformes et le raccourcissement du 

 membre fracturé. 



» Les avantages de notre appareil apparaissent surtout quand la fracture 

 est compliquée de grands désordres osseux, comme à la suite des coups de 

 feu. Dans ces cas, nous enlevons toutes les esquilles qui irritent la plaie, et 

 dont la présence fait naître et entretient d'interminables et mortelles suppu- 

 rations, sans trop nous préoccuper de la perte osseuse. En effet, grâce aux 

 belles et ingénieuses expériences de M . Flourens sur la formation des os, on 

 sait aujourd'hui avec quelle merveilleuse puissance ceux-ci se régénèrent, 

 pourvu que le périoste externe ou interne ait été conservé. 



» Une des nombreuses applications pratiques de ces admirables expé- 

 riences sera de ne plus redouter le raccourcissement du membre après 

 l'extraction des esquilles quand on avira religieusement conservé la mem- 

 brane périostale. 



» Nous avons appliqué notre appareil à 157 fractures de jambe, non 

 compris celles produites par les coups de feu qui forment une catégorie 

 à part. Notre statistique se résume ainsi : une seule amputation et pas un 

 seul cas de mortalité. 



» Nous avons dans cette statistique fait une réserve en faveiu* des frac- 



