(950 



MÉTÉOROLOGiK. — Thermomètre à maximum, à huile dair; par 



M. Walferdin. 



(Commissaires précédemment nommés : MM. Pouillet, Babinet, Despretz.) 



a Si le thermomètre à minimum à index, proposé par Rutherford, 

 est, au point de vue pratique, l'instrument le plus simple, et s'il peut, au 

 moyen des modifications que j'ai indiquées (i), devenir de l'usage le plus 

 fréquent, il n'en est pas de même de son thermomètre horizontal à maxi- 

 mum : il est presque toujours défectueux et présente des inconvénients tels, 

 qu'il est promptement mis hors de service. 



» Dans ce dernier instrument, le mercure, en se dilatant, pousse un petit 

 cylindre en fer qui s'arrête au maximum de température lorsque le mer- 

 cure se contracte; mais, pour que l'index métallique puisse se mouvoir 

 librement, il est indispensable qu'il soit de moindre diamètre que celui du 

 tube thermométrique. Or, il arrive que, par suite de cette cause et de 

 l'adhérence que les corps solides contractent entre eux, le mercure, éprou- 

 vant de la résistance, se glisse entre l'index et le canal intérieur du tube, 

 et qu'il passe par-dessus l'index qui se trouve ainsi noyé dans le mercure. 

 L'instrument ne donne plus alors aucune indication. 



» De nombreuses tentatives ont été faites pour assurer la marche de cet 

 index ; elles ont ainsi compliqué un instrument dont il fallait surtout 

 s'attacher à rendre l'application aussi facile que l'est celle du thermomètre 

 horizontal à minimum. 



» D'un autre côté, le thermométrographe, qui n'est que la combinaison 

 de l'un et de l'autre de ces instrumentSj puisqu'il est formé d'alcool et de 

 mercure avec deux index mobiles, a été redressé de manière à pouvoir être 

 mis verticalement en observation, sans qu'il en résulte aucun avantage 

 réel. Indépendamment des incertitudes que laisse le jeu des index qui doi- 

 vent, au moyen d'un fil de verre faisant ressort, se maintenir au point où 

 les portent les températures extrêmes, il présente, quant au passage du 

 mercure par-dessus les index, le même inconvénient que le thermomètre 

 horizontal à maximum, et, comme tout thermomètre à deux liquides et à 

 indications permanentes^ il se fausse après un usage plus ou moins pro- 

 longé. Enfin, le thermomètre à déversement, à maximum, que j'ai proposé, 

 au lieu d'être réservé spécialement à la recherche des indications de la 

 température sur les points inaccessibles, pourrait être appliqué, dans les 



(i) Comptes rendus , i855 ; p. 899. 



123.. 



