p 



(953) ^ 



» Il suffît, après l'observation, de redresser l'instrument, et, si le tube est 

 Irès-capillaire, de le frapper légèrement ou de lui faire décrire rapidement 

 un demi-cercle, pour le ramener à son état normal. 



» Ainsi c'est de bas en haut que le thermomètre à minimum à index 

 doit être renversé, et c'est, au contraire, de haut en bas que le thermomètre 

 à maximum, à bulle d'air, doit être relevé. On voit que, bien qu'en sens 

 inverse, l'une des deux opérations ne présente pas plus de difficulté que 

 l'autre. 



» Lorsque le tube du thermomètre à maximum, à bulle d'air, est très- 

 capillaire, l'instrument peut être mis verticalement en expérience; cepen- 

 dant il est toujours plus sûr de le placer horizontalement ou sous une faible 

 inclinaison. 



» On remarquera que la séparation de la colonne de mercure dans la 

 tige, au moyen d'une petite bulle d'air, a aussi l'avantage de permettre de 

 vérifier le jaugeage du tube et de corriger ses défauts de cylindricité. 



» L'emploi du thermomètre à maximum, à bulle d'air, réunit, comme ■ 

 on voit, les mêmes conditions de simplicité que celui du thermomètre à 

 minimum à index. J'ajouterai que plusieurs années d'observations météo- 

 rologiques m'ont assuré de l'exactitude de ses résultats, et que, d'après les 

 indications que j'ai données pour sa construction, il est aujourd'hui en 

 usage dans un certain nombre d'observatoires. 



» Il est à remarquer aussi que la plupart des thermomètres ordinaires 

 construits depuis une vingtaine d'années, et qui ne dépassent pas + 5o 

 à + 60 degrés centigrades, sont, pour éviter qu'ils ne se brisent s'il leur 

 arrive d'être exposés à une température plus élevée, terminés par le renfle- • 

 ment dont j'ai parlé. Ces sortes de thermomètres ne sont complètement 

 purgés d'air que lorsque le mercure a été somnis plusieurs fois à l'ébulli- 

 tion. Comme ils n'ont ordinairement subi qu'une seule fois cette opération, 

 ils contiennent souvent la petite quantité d'air sec qui suffit pour les rendre 

 propres à être employés comme thermomètres à maximum. 



» J'ai trouvé un grand nombre d'instruments ainsi construits, qui peu- 

 vTOt, comme le mot est déjà consacré dans . quelques laboratoires, être 

 maximes. 



» Il est encore une autre application importante du thermomètre à bulle 

 d'air. On sait quelles difficultés présente la détermination des tempéra- 

 tures élevées au moyen du thermomètre ordinaire ; celles, par exemple, de^» 

 aoo à 36o degrés centigrades. Le thermomètre métastatique a pour but de 

 remédier en partie à ces difficultés. Le thermomètre à maximum, à bulle 



