( io6o ) 

 circonstaftce pour faire connaître cet appareil que je n'ai pas encore publié. 

 Il consiste en une lame de quartz ayant une face parallèle à l'axe et l'autre 

 légèrement inclinée sur la première ; on partage cette lame en deux et on 

 la replie sur elle-même,' de manière à obtenir une lame à faces parallèles j 

 on conçoit qu'en faisafit glisser les deux portions l'une sur l'autre, on obtient 

 des épaisseurs différentes et graduellement croissantes ou décroissantes. Cet 

 ensemble étant trop épais pour donner des couleurs, on compense le sys- 

 tème par une plaque également parallèle mais dont l'axe est à 90 degrés. 

 Ce compensateur a l'avantage de ne pas déplacer le rayon visuel et de pou- 

 voir supporter une division qui donne le millième de millimètre. » 



PHYSIQUE. — Thermomètre à maximum de MM. Negretti et Zambra. 

 (Extrait d'une Lettre de M. Secretan. ) 



(Commission nommée pour les Mémoires de M. Walferdin, Commission 

 qui se compose de MM. Pouillet, Babinet, Despretz.) 



« Sans refuser au nouveau thermomètre à maximum pi'oposé par M. Wal* 

 ferdin le mérite qui lui appartient, je crois utile de rappeler qu'il existe 

 depuis plusieurs années un instrument encore peu connu en France et qui 

 remplit parfaitement le but qu'on se propose, savoir : enregistrer avec un 

 seul thermomètre, et sans opérations préalables ni subséquentes, la tempé- 

 rature maximum à laquelle il a été soumis. MM. Negretti et Zambra, habiles 

 constructeurs de Londres, sont les auteurs de cet instrument dont j'ai l'hon- 

 nein* de déposer un spécimen sur le bureau de l'Académie. Voici, au reste, 

 de quoi il se compose : 



» Dans la tige d'un thermomètre au mercure ordinaire, on a introduit 

 un petit cylindre de verre qui en obstrue presque complètement l'ouver- 

 ture. Ce petit cylindre de verre, qui n'a que quelques millimètres de lon- 

 gueur, est logé dans la tige près du réservoir de mercure, et on a courbé 

 légèrement le tube dans cet endroit, afin qu'il ne puisse se déplacer. Ce petit 

 cylindre est destiné à rétrécir l'ouverture du tube et, par suite, à opposer 

 au passage du mercure une résistance telle, qu'il soit forcé de se séparer à 

 un moment donné. En effet, si nous observons la marche de l'instrument, 

 nous voyons que, quand le thermomètre est placé dans une position hori- 

 zontale et que la température augmente, le mercure en se dilatant filtre au 

 travers de la petite ouverture laissée libre autour du cylindre de verre, et 

 s'élève dans la tige. Mais quand la température s'abaisse, le mercure se 

 contracte et tend à rentrer dans le réservoir; l'obstacle qu'il rencontre 



