(U,I) 



» L'appareil consiste en une caisse de 4 décimètres de long et de 

 i5 centimètres de côté, traversée par deux tubes concentriques, l'un de 

 9 centimètres de diamètre et l'autre d'un plus petit diamètre. Un écran 

 double, placé à l'extrémité du plus gros des tubes qu'il ferme, porte en son 

 centre le thermomètre qui s'avance dans l'axe central de l'appareil. L'air, 

 après avoir traversé le premier tube, revient sur lui-même dans le second, 

 puis reprend sa direction première dans la caisse, pour s'échapper par im 

 tuyau de poêle dans lequel une petite porte permet de placer une lampe. 

 Le tube intérieur est en métal très-mince. Il est complètement noirci ainsi 

 que l'écran intérieur, et un autre écran double, placé en avant de l'appareil, 

 présente aussi une face noircie à l'ouverture du tube. 



» J'ai déjà fait un assez grand nombre d'expériences avec deux appareils 

 dont l'un a un tube intérieur deux fois plus grand que l'autre. Après plu- 

 sieurs essais qui pouvaient encore laisser quelque incertitude, les deux appa- 

 reils ont été engagés dans une muraille, de manière à ce qu'ils prissent l'air, 

 dans un grand appartement complètement fermé, bien séparé de celui où 

 on lisait les thermomètres. De deux minutes en deux minutes, deux obser- 

 vateurs, munis de lunettes, prenaient simultanément la température. Les 

 deux thermomètres étaient, en général, parfaitement d'accord ; il était 

 extrêmement rare qu'ils présentassent une différence de plus de Yê ^^ 

 degré. J'ai fait varier la rapidité du courant d'air dans de grandes limites, 

 sans observer de variation dans les températures. Enfin, ayant voulu juger 

 de l'influence que pourrait avoir sur les résultats l'état calorifique de la 

 boîte extérieure, j'ai remplacé la moitié de la paroi inférieure de l'un des 

 appareils par une plaque en tôle que j'ai chauffée très-fortement avec une 

 lampe à alcool. Au bout de dix minutes, la variation n'était que de ^, de 

 sorte que je ne crois pas que les variations dues au contact de l'air ou au 

 rayonnement puissent agir sur le thermomètre central. 



» La concordance des résultats, en se maintenant malgré la différence 

 des deux appareils, me fait supposer qu'ils sont indépendants de leur 

 forme; cependant j'allais encore essayer de nouveaux tubes, de différents 

 diamètres, lorsque la Note de M. Renou m'a engagé à vous écrire. En défi- 

 nitive, les longues séries d'expériences que j'ai faites me font croire que 

 l'emploi du procédé conduit, indépendamment de l'appareil et de la 

 manière d'opérer, à une même température qui me semble ne pouvoir être 

 que la température de l'air. » 



