( 1265 ) 



PHYSIQUE. — Sur la mesure de la température de l'air (deuxième Note); 



par M. ViARD. 



(Commissaires, MM. Dumas, Élie de Beaumont, de Senarmont.) 



« Dans la séance du i4 mai, j'ai présenté à l'Académie une Note dans 

 laquelle je décrivais un appareil destiné à déterminer la température de 

 l'air, en faisant passer l'air appelé par une lampe dans trois enveloppes 

 concentriques dont le thermomètre occupait l'axe central, et j'indiquais les 

 raisons pour lesquelles je croyais qu'il donnait la température d'un appar- 

 tement voisin de la salle d'observation et où l'on prenait l'air. 



» Mais dans une série d'observations météorologiques on est loin d'être 

 dans des conditions aussi favorables. Il faut remarquer que la portion de 

 l'appareil restée dans l'intérieur de la salle peut en hiver être à une tempé- 

 rature bien supérieure à celle de l'air aspiré et que le rayonnement diurne 

 ou nocturne peut agir sur la partie laissée à l'extérieur. 



» Mes expériences nouvelles sont destinées à apprécier ces deux sortes 

 d'influences et à rechercher les moyens de s'en rendre suffisamment indé- 

 pendant. Elles ont toujours été faites en comparant à un appareU invariable 

 l'instrument soumis à l'expérimentation. 



» 1°. L'appareil fut enveloppé d'une enceinte que l'on chauffa par une 

 lampe, et les écarts m'ayant paru trop considérables, j'ai successivement 

 enveloppé la caisse d'une couche épaisse de coton, puis encore introduit 

 deux nouveaux tubes métalliques. Alors, lorsque la température de l'en- 

 ceinte s'est élevée de 70 degrés au-dessus de celle de l'air, l'écart maximum 



a été seulement de - degré. 



a 2". L'appareil modifié n'a été influencé ni par un cube de Leslie plein 

 d'eau bouillante, placé à i mètre, ni par un grand foyer de charbon disposé 

 à 3 mètres au foyer d'un miroir concave métallique. Un grand mur, à 

 5 mètres de distance, éclairé pendant plusieurs heures par un beau soleil 



de Montpellier, a déterminé une élévation de température de -^ de degré. 

 Un faisceau de rayons solaires, carré d'un décimètre de côté, réfléchi hori- 

 zontalement, a donné lieu à un écart de -^ lorsqu'il est tombé sur l'instru- 

 ment parallèlement à l'axe et qu'il a frappé le thermomètre, et à un simple 

 écart de —p lorsqu'il a fait avec l'axe un angle de 45 degrés. Enfin, l'appareil 



C. R., i855, 1" Semestre. (T. XL, N«24.) l64 



