(65 ) 



pesant elle-mme sur le mercure partir du point t. Eu connaissant l'effort 

 sur le mercure , on connat l'effort contre les parois du tube ou l'effort 

 contre les parois de l'artre, qui est tout un. L'expression n'en est pas fixe, 

 mais elle varie d'un moment l'autre, et l'on s'en rend compte par les oscil- 

 lations de la colonne mercurielle, qui monte et descend alternativement, 

 tantt plus, tantt moins. 



Un autre instrument dont l'objet est le mme, mais dont la forme 

 diffre, est l'hmomtre de M. Magendie. 



Le mercure est contenu dans un petit flacon bitubul, qui en est tout 

 rempli. Une de ces tubulures, la suprieure, reoit le tube co;id, d'a- 

 bord vertical, puis horizontal, destin communiquer avec l'artre de 

 l'animal sur lequel se fait l'exprience. L'autre tubulure, latrale, reoit le 

 tube horizontal par la partie qui entre dans le flacon, et se redressant 

 bientt verticalement pour indiquer les diverses hauteurs auxquelles le 

 mercure parviendra. Car il y a, comme on le voit, libre communication 

 entre le flacou et chacun des tubes. Il suffira donc d'adapter le tube 

 horizontal l'artre, pour que la pression artrielle soit transmise 

 1 intrieur du flacon , et se manifeste par l'lvation du mercure dans le tube 

 vertical. 



Outre la diffrence de conformation qu'on vient de voir, l'hmomtre 

 de M. Magendie prsente encore la suivante d'avec celui de M. Poiseuille. 

 C'est que, tandis que chez M. Poiseuille le calibre du tube va jusqu' 

 7 millimtres de diamtre, le tube ascendant de M. Magendie ne va pas 

 a millimtres. 



Nous n'avons pas ici assez de place pour expliquer comment ces diff- 

 rences de forme engendrent des diffrences d'effet; mais voici ces dernires : 

 i. Dans l'un comme dans l'autre appareil , il est ncessaire d'introduire 

 une solution alcaline dans le tube communiquant l'artre, pour empcher 

 la coagulation du sang. Ce liquide et le sang qui s'y mle, quand l'appareil 

 fonctionne, forment, dans l'hmomtre de M. Poiseuille, une colonne alcalo- 

 sanguine verticale, dont la hauteur varie chaque instant, et qui, ayant un 

 poids propre, force des oprations fatigantes pour soustraire chaque 

 oscillation la hauteur hmomtrique due ce poids accessoire , de la hauteur 

 due la pression artrielle. Dans l'hmomtre de M. Magendie, le zro est 

 fixe, et les hauteurs cherches apparaissent immdiatement sur le tube 

 gradu. 



a. Dans l'hmomtre de M. Poiseuille, le mercure est mobile en 

 totalit dans le tube en U. Ds qu'il a t dplac et mis hors de son qui- 

 t K., i85o, i r Semestre. (T. XXX, N -S.) 10 



