( *83 ) 

 nent compltement immuables, de l'hiver let, comme de l't l'hiver, 

 mme sons l'preuve continue d'une plaque deux rotations, de la construc- 

 tion la plus sensible (i). Aussi est-ce avec cet appareil perfectionn que j'ai 

 fait l'exprience dont je vais entretenir l'Acadmie; et je ne croirais pas 

 qu'elle pt s'effectuer diffremment, avec une sret suffisante. Les autres 

 conditions, dont j'ai signal tout l'heure la ncesit, ont t remplies 

 comme je vais le dire. 



Le tube d'observation a 5o2 millimtres de longueur, et 37 millimtres 

 de diamtre interne. Sa capacit est donc de 536 centimtres cubes, ce qui 

 donne l'eau qui le remplit, assez de masse pour n'tre impressionne que len- 

 tement par les variations de la temprature ambiante. Il est totalement revtu 

 l'intrieur par une doublure en argent; de sorte que l'eau peut y sjourner 

 aussi longtemps qu'on le veut, sans se souiller par aucune trace d'oxydation. La 

 temprature moyenne de cette eau est indique , tout instant , par un ther- 

 momtre rservoir cylindrique , dont la longueur gale celle du tube, et dont 

 la tige, saillante au dehors, est recourbe angle droit, de manire pr- 

 senter l'observateur les divisions centsimales qu'on y a traces au diamant. 

 Ce rservoir s'insre dans le tube travers un trou circulaire I, perc dans 

 l'obturateur de mtal situ vers I il ; et il est soutenu l'intrieur par un petit 

 tuyau d'argent TT, d'un diamtre gal au sien, ou peine plus grand. Quand 

 il y est introduit, on achve de fermer le trou I par l'application d'un lut 

 convenable. Ce mme obturateur est perc d'un autre trou i, auquel on 

 adapte aussi un petit tuyau d'argent tt, lequel fait saillie en dehors. On y 

 insre, et on y lute, un tube de verre, qui, aprs s'tre recourb angle 

 droit, s'largit par le haut en un petit vase cylindrique vv, portant un 

 bouchon en verre B. Ce vase est destin recevoir le trop-plein de l'eau in- 

 trieure quand elle se dilate, et lui en fournir des quantits supplmen- 

 taires quand elle se contracte. Le tout tant ainsi ajust, le tube mtallique 

 se pose, avec toutes ces pices, dans la gouttire, galement mtallique, qui 



ZZ) 



(1) Cette plaque, construite par M. Soleil, a pour paisseur 3 mm , 746 : c'est trs -peu 

 prs le premier terme de la srie d'paisseurs quidistantes qui convient ces systmes de 



38.. 



