( 5a 7 ) 

 ce qu'il faut de chaleur pour fondre i kilogramme de glace 2 degrs, 

 on trouve 80 calories, d'aprs les donnes gnralement admises, tandis que 

 l'exprience donne 81 . 



Fia vritable mesure de la chaleur latente de fusion est en gnral 



A-c(t-t)-c'(t'-i); 



A est la chaleur absorbe par l'unit de poids entre les tempratures t et t', 

 assez loignes du point de fusion t pour qu'on ait l'tat vritablement solide 

 et l'tat vritablement liquide avec les chaleurs spcifiques c et c% trs-peu 

 prs constantes. De cette manire, on comprend dans la chaleur latente de 

 fusion tout ce qui dpasse c et c' dans les degrs voisins de x. C'est ce qu'on 

 faisait dj pour les degrs suprieurs t. Il est logique de le faire aussi pour 

 les degrs infrieurs; d'autant mieux qu'il n'y a rellement pas de dmarca- 

 tion entre les divers degrs de ramollissement et la fusion proprement dite. 



J'ai employ dans ces recherches un calorimtre fond sur la mthode 

 des mlanges, o la perte de chaleur, pendant les expriences, est rduite 

 presque rien. Le principe consiste placer le vase du mlange dans une 

 enceinte dont on fait varier la temprature de manire suivre celle du 

 vase; ou, plutt, de manire compenser la perte qui peut encore se faire 

 par le couvercle. Ce calorimtre a t soumis diffrentes vrifications, 

 notamment la dtermination de la chaleur spcifique de l'eau. La moyenne 

 de quatre expriences bien concordantes est 1,0016 entre 7 et 42 degrs; et 

 ce chiffre doit tre trs-prs de la vrit, car il s'accorde avec les rsultats 

 trouvs par M. Regnault. 



Aprs avoir vrifi le calorimtre, on a vrifi la chaleur spcifique de la 

 glace, on a eu c = 0,48 entre 21 degrs et 2 degrs; prcdemment, 

 on avait trouv o,5o; mais il y avait des causes d'erreur, maintenant recon- 

 nues, qui devaient forcer la valeur. 



Pour la chaleur latente de fusion, l'on a opr sur des cylindres de 

 glace qu'on obtenait sans bulles d'air en refondant des morceaux choisis. Un 

 canal troit tait rserv dans l'axe du cylindre, et dans ce canal on plaait 

 un thermomtre long rservoir donnant les centimes de degr. Dans le 

 cylindre se trouvait pris uu fil de laiton descendant assez bas pour maintenir 

 immerge la dernire portion de glace fondre, lorsque le cylindre tait 

 plong dans le calorimtre; le couvercle de celui-ci maintenait le fil frot- 

 tement. On enfermait dans un tui de fer-blanc le cylindre de glace avec 

 son thermomtre; il y avait en outre, dans l'tui, un second thermomtre 

 en contact avec la surface du cylindre. Le tout tait pes sur une balance 



