( 6*4 ) 



de construction , et Ion parvient srement le faire disparatre par les pro- 

 cds de \I. Cabirol. D'abord ce fabricant repousse la combinaison de la 

 gutta percha avec d'autres substances, conseille par M. Hancock , et il n'em- 

 ploie que la gomme purifie. Il fait ses sondes avec des tuyaux sans soudure, 

 pralablement tirs la filire, et dont les parois ont partout la mme pais- 

 seur. La surface en est unie et douce au toucher. La courbure, uniforme et 

 rgulire, peut tre augmente ou diminue suivant les besoins. Enfin l'ex- 

 trmit oculaire, eonode, en cylindre arrondi, ou tte olivaire, est aussi 

 polie que le corps de la sonde. 



On fabrique de la mme manire des bougies pleines ou creuses, co- 

 noides ou tte, prsentant, quant la forme, au volume, la flexibilit, 

 la rsistance, toutes les dispositions qu'exige la pratique, soit qu'on veuille 

 seulement explorer l'organe, soit qu'on ait en vue de dilater les coarctations 

 uitrales. La mme bougie, dont chaque bout diffre par la forme et par 

 le volume, peut servir deux fins. 



Cependant cette fabrication doit tre surveille avec soin. Nous avons 

 vu des sondes dont les yeux taient mal faits : d'autres, n'ayant pas t pon- 

 ces suffisamment, conservaient des ingalits, des rugosits, des bosselures 

 qui rendaient leur passage dans l'urtre difficile et douloureux. Quelques- 

 unes se sont dformes, coudes pendant l'introduction, parce que les tubes 

 n'avaient pas t perfectionns la filire , et que les parois de la sonde 

 n'avaient point partout la mme paisseur, la mme rsistance. 



Depuis six mois, nous avons fait un grand nombre d'expriences avec les 

 sondes et les bougies nouvelles. Toutes les fois mme que les circonstances 

 l'ont permis , nous les avons soumises des preuves plus fortes que ne 

 l'exige la pratique ordinaire. Ainsi, chez un malade qui ne pouvait pas uriner 

 sans sonde, nous avons laiss la mme dans l'urtre soixante-quatorze jours, 

 sans quelle ait prouv d'altration notable; je la mets sous les yeux de 

 l'Acadmie. Elle pourrait servir encore si le malade en avait besoin; on s'est 

 born la nettoyer tous les huit jours. 



Pendant trois et mme quatre mois, des malades se sont servis de la 

 mme sonde, plusieurs fois par jour, sans qu'elle se soit altre. Sous le rap- 

 port de la solidit el de \ inaltrabilit, les sondes et bougies en gutta percha 

 offrent toutes les garanties dsirables. Dans les nombreuses expriences aux- 

 quelles nous les avons soumises, nous u'avons rien observ qui pt faire 

 natre un doute ce sujet. 



On peut s'en servir avec ou sans mandrin. Dans ce dernier cas, il est 

 ncessaire qu'elles aient une courbure approprie celle de l'urtre. Pour 



