( 6a5 ) 



la leur donner, il suffit de les plonger dans l'eau chaude ou de les ramollir 

 par tout autre moyen, et de les faire refroidir dans un moule on sur un 

 mandrin. C'est par le mme procd qu'on rtablit la courbure quand la 

 sonde s'est dforme par l'usage. 



Ces sondes, ainsi courbes, sont celles dont les malades se servent pr- 

 frablement toute autre, et que nous tenions surtout exprimenter. Or, 

 leur aptitude se ramollir par la chaleur et s'adapter la forme du moule 

 dans lequel on les place, mrite de fixer particulirement l'attention du pra- 

 ticien. Il se rappellera surtout que, pendant l'introduction et la temp- 

 rature du corps, elles prennent la courbure de l'urtre, et qu'elles la con- 

 servent aprs qu'on les a retires. Faisons remarquer, en passant, que cette 

 configuration des nouvelles sondes, aprs qu'on s'en est servi, ressemble 

 a8sez bien celle que J.-L. Petit et mme quelques chirurgiens de l'antiquit 

 avaient donne aux sondes mtalliques. C'est l, en effet, la forme que pr- 

 sente le canal quand le pnis est dans l'tat de relchement. 



Les nouvelles sondes s'adaptent si bien la courbure, la forme de 

 l'urtre, que, le plus communment, elles ne se dplacent pas. Presque tou- 

 jours, on peut se dispenser de recourir aux ligatures, dont on se sert pour 

 fixer les sondes ordinaires, et qui contribuent pour beaucoup aggraver la 

 position du malade. Mais une sonde qui s'est ainsi moule clans le canal, y 

 est retenue plus fortement que toute antre : pour l'enlever, il faut tirer soi 

 avec une certaine force; mais cette traction n'est ni douloureuse, ni suivie 

 d'accidents. Le praticien ne confondra pas la rsistance qu'il prouve alors 

 avec celle qui rsulte de la sortie par le canal d'une sonde dont l'extrmit 

 oculaire s'est incruste dans la vessie. 



On a pens que cette double courbure des nouvelles sondes serait un 

 obstacle pour les replacer dans la vessie sans recourir un mandrin, tant 

 l'incurvation prsente quelquefois d'irrgularits. Cependant la plupart de 

 mes malades ont continu de s'en servir, mme avec facilit. Il serait ais, 

 d'ailleurs, de rtablir la forme primitive de l'instrument, en le plaant sur 

 un mandrin courbe aussitt qu'on l'a retir de l'urtre , ou aprs l'avoir ra- 

 molli la chaleur, comme nous venons de le dire. 



Les sondes et les bougies en gutta percha, faites par les procds de 

 M. Cabirol, fournissent donc de nouveaux et utiles moyens la thrapeutique 

 chirurgicale; mais elles ne sauraient remplacer, dans tous les cas, ceux qui 

 sont depuis longtemps en usage dans la pratique. 



i. Les bougies de cire molle, dont on obtient chaque jour les plus 

 heureux rsultats dans le traitement des coarctations urtrales, conservent 



C, R., iS5o, i" Semestre. {T. XXX, N 80.) 83 



