(6*6) 



des avantages qui leur sont propres. Elles suffisent pour la gurison du plus 

 grand nombre de rtrcissements; leur introduction facile, peu douloureuse, 

 n'est que trs-rarement suivie de raction et de fivre. Quand on les retire , 

 elles rapportent l'image en relief de la partie malade. Ces empreintes, qu'on 

 obtient par la marche ordinaire de la dilatation , et sans qu'il soit ncessaire 

 de recourir des explorations spciales, servent de guide au praticien pour 

 la direction du traitement. 



2. Dans quelques cas de duret considrable des parois urtrales, avec 

 lsion de la prostate, on ne russit introduire les sondes flexibles dans la 

 vessie qu'aprs des tentatives rptes et des manuvres prolonges. Souvent 

 alors les sondes en gutta percha, qui se ramollissent plus promptement que 

 les autres, se recourbent , se tortillent, se dforment de diffrentes manires, 

 et ne pntrent pas; tandis que le chirurgien et mme les malades russissent 

 trs-bien par l'emploi des sondes flexibles ordinaires. 



3. Il peut tre indiqu dans la pratique d'introduire un mandrin rigide 

 droit ou faible courbure dans une bougie creuse, pralablement place 

 dans l'urtre, afin d'exercer une compression sur la face infrieure du col 

 vsical. II y aurait danger de recourir cette manoeuvre avec les bougies 

 nouvelles. Leurs parois, ramollies par la chaleur, ne conservent pas une 

 rsistance suffisante. Le mandrin, au lieu de cheminer dans le tube, en re- 

 dressant le canal, pourrait percer les parois de la bougie et blesser l'urtre: 

 ce qui est arriv. 



Si les rsultats que nous venons d'indiquer sont de nature encourager 

 la fabrication des sondes et des bougies en gutta percha, ils stimuleront aussi 

 le zle et l'activit des anciens fabricants de bougies molles et des sondes 

 flexibles ordinaires. Les nouveaux instruments, en effet, n'ont pas encore de 

 supriorit absolue sur les anciens. La prfrence qu'on doit accorder 

 chacuu d'eux est restreinte des sries particulires de cas; mais, ce qu'on 

 doit esprer, c'est que les tablissements anciens se voyant dpossds d'une 

 fabrication exclusive, dont ils se croyaient assurs, redoubleront d'efforts et 

 obtiendront des produits plus parfaits. Formons des vux pour que l'mu- 

 lation, que ne peuvent manquer d'exciter les nouveaux instruments, tourne 

 au profit de la thrapeutique chirurgicale. 



Nous avons l'honneur de proposer l'Acadmie d'adresser des remer- 

 cments M. Cabirol pour son intressante communication. 



Les conclusions de ce Rapport sont adoptes. 



