148 Dippel: Beobachtung der Achsenbilder. XVII, 2. 



mir zu anderen Zwecken benutzte Objectiv des Hilfsmikroskopes 

 (DippEL, Handbuch p, 83) von etwa 80 mm Brennweite am langen 

 Rohr und in Verbindung mit einem schwachen (2 Zeiss) Ocular, 

 welches bei dem üblichen kurzen Auszugsrohre durch ein solches 

 von 30 bis 25 mm Brennweite ersetzt werden muss, zu verwenden, 

 und dabei je nach Umständen völlig befriedigende Ergebnisse erzielt.^ 



Die Anordnung der einzelnen Theile des auf diese Weise her- 

 gestellten mikroskopischen Polarisationsapparates gestaltet sicli folgen- 

 dermaassen (Figur 1) : Polarisator P, Condensor C (AßBE'sches Be- 

 lenchtungsystem oder halbkugelige Linse etc.) , Krystallplatte /i, 

 Objectivsystem des Mikroskopes 06, Objectivsystem des Hülfsmikro- 

 skopes 06^, Ocular 0, Analysator A. 



Will man geradlinig polarisirtes Licht, wie es in der Regel für unsere 

 Zwecke geschieht, in rechts kreisförmig polarisirtes überführen, um 

 die positive oder negative Eigenschaft des betreffenden Objectes zu 

 ermitteln, so schaltet man ein Viertel-Glimmerplättchen zwischen Pola- 

 risator und Condensor, über der Krystallplatte oder zwischen Ocular 

 und Analysator derart ein, dass dessen Achsenebene einen Winkel 

 von 45^ mit den Scliwingungsebenen der beiden gekreuzten polari- 

 sireuden Prismen bildet und unter -f- 45*^ dahingeht: Quarzplatte 

 und CALDERON'sche oder KoBELL'sche Kalkspathplatte können bei 

 eintretendem Bedürfnisse gleichfalls in der a. o. 0. geschilderten 

 Weise angebracht werden. 



Zum Nachweise, inwieweit die beschriebene Einrichtung im Stande 

 ist, ihrem Zwecke, einen besonderen mikroskopischen Polarisations- 

 apparat zu ersetzen. Genüge zu leisten, sollen hier einige meiner bei 

 weissem Tageslicht und bei gekreuzten Polarisatiousebenen an mir 

 von Herrn Prof. Schering freundlichst zur Verfügung gestellten ein- 

 und zweiachsigen Krystallplatten von der gangbaren Dicke erhaltene 

 Ergebnisse mitgetheilt werden. 



Zunächst wende ich mich zu denen, welche unter Anwendung 

 einerseits des AsBE'schen Beleuchtungssystemes von 1'20 num. Ap., 

 anderseits von Objectivsystemen von 18 mm bis 6 mm und nur zu 

 späterem Vergleiche mit solchen von kürzerer Brennweite — und 



^) Statt des gedachten Objectivsystemes, welches die ZEiss'sche Werk- 

 stätte auf Wunsch auch einzeln abgeben dürfte, kann für den vorliegenden 

 Zweck auch jedes andere von 6ü bis 40 mm Brennweite benutzt werden, 

 falls das Auszugsrohr unten mit einem passenden Gewinde versehen ist 

 oder, was jede Werkstätte, von der das Mikroskop bezogen ist, gern thun 

 wird, versehen wird. 



