156 H.irtwicli : Ueber ein neues Mikrometerocular. XVII, 2. 



I eber ein neues Mikrometerocular, 



Von 



Prof. Dr. C. Hartwicli 



in Zürich. 



Hierzu zwei Holzschnitte. 



Die gewöhnlicLeu Oculurmikrometer , deren Maassstab auf ein 

 Glasplätteben eingravirt oder pliotograpliirt ist, das man auf das 

 Diaphragma des Ocnlars auflegt, leisten gute Dienste, wenn das zu 

 messende Object sich bezüglich der Farbe von der Umgebung, also 

 der Beobachtungsflüssigkeit, von den nicht zu messenden Theilen des 

 Objects deutlicli unterscheidet , d. h. wenn das Object dunkler oder 

 wenigstens scharf umschrieben ist. Wenn es irgend möglich ist, 

 wird man sich wohl daran gewöhnen, nicht die von dem Object ein- 

 genommenen Theilstriche des Mikrometers zu zählen, was, wenn das 

 Object nicht völlig gleichmässig ist, recht ermüdend sein kann, son- 

 dern man überzeugt sich, welcher Theilstrich des Mikrometers sich 

 am Anfange und Ende des Präparats befindet und findet die vom 

 Object eingenommene Zahl der Theilstriche dann durch Subtraction. 

 Ist das Mikroskop mit einer Einrichtung zum Verschieben des Objectes 

 versehen, so gestaltet sich die Sache am einfachsten, indem man das 

 Präparat an den ersten Theilstrich anlehnt und dann die Grösse mit 

 leichter Mühe abliest. 



Sehr viel ungünstiger nun gestaltet sich die Sache, wenn man 

 genöthigt ist, anhaltend in einem grösseren gefärbten Präparat ein- 

 zelne, in der Färbung nur wenig abweichende Elemente (z. B. Bast- 

 fasern oder Secretzellen in einer braunen Rinde) zu messen. Man 

 muss dann die Theilstriche direct über dem zu messenden Object 

 zählen und , wenn das überhaupt möglich ist , so ermüdet es doch 

 bald ausserordentlich , da das Object gefärbt und meist nicht ganz 

 gleichmässig gefärbt ist , wodurch das Erkennen der Theilstriche 

 weiter erschwert Avird. Oft genug geht das aber wegen zu starker 

 Färbung des Präparates überhaupt nicht, und ich habe mir dann so 

 zu helfen gesucht, dass ich den einen Rand des zu messenden Ob- 

 jectes auf den ersten Theilstrich des Mikrometers einstellte und den 



