160 



Albrecht: Eine neue Construction eines Mikrotoms. XYII, 2. 



Die Objectklammer ist leicht in den drei Richtungen des Raumes 

 — in der verticalen durch Zahn und Trieb — verstellbar und kann 

 ausserdem durch einfache Lockerung einer Schraube (d) höher oder 

 tiefer gestellt oder auch vollständig entfernt und durch eine andere 

 Klammer oder z, B. durch einen Gefrierapparat ersetzt werden. 



Die Mikrometerschraube ist fix, d. h. sie braucht nie aus ihrer 



Schraubenmutter herausgenommen zu werden. 



Nach der groben Ein- 



stellung des Objectes erfolgt die feinere mittels der Mikrometer- 

 schraube durch eine ähnliche Einrichtung, wie sie auch bei anderen 

 Mikrotomen construirt ist. Die Mikrometerschraube trägt nämlich 

 eine kreisförmige Scheibe, deren Peripherie eine genaue Zahnein- 

 theilung besitzt. An diesem Zahnrade ist ein in Grade eingetheiltes 

 Kreissegment (/?) verschieb- und verstellbar, so dass damit die Anzahl 

 der Zähne (und zwar ein bis 10 Zähne; ein Zalin =^ 1 //) eingestellt 



