284 Drüncr: Ueber Mikrostereoskopie. XVII, 3. 



Einmal machen die beiden zeitlich auf einander folgenden Auf- 

 nahmen die Verwendung einer sehr constanten Liclitquelle noth- 

 weudig, da zwei gleich stark belichtete Bilder nach einander auf- 

 genommen werden müssen. Diese Schwierigkeit ist verhältnissmässig 

 leicht zu überwinden. 



Dann aber ist man in der Aufstellung des Objectes an das 

 Mikroskop und den umfänglichen mikrophotographischen Apparat 

 gebunden , dessen Handhabung dadurch zeitrauljend und scliwierig 

 wird und die Wahl der Objecte einschränkt. 



Nach Herstellung des von Braus und mir seiner Zeit ^ be- 

 schriebeuen biuocularen Präparirmikroskops lag es nahe , an die 

 Construction eines photographischeu Apparates zu denken , welcher 

 die Bilder des Präparirmikroskops wiedergab ; Avelcher namentlich 

 die Einstellung in jeder beliebigen Richtung im Räume ohne weiteres 

 gestattete und so eine schnelle und bequeme Aufnahme jedes unter 

 dem Präparirmikroskop dargestellten Objectes ermöglichte. 



Meine daraufhin zielende, an die optische Werkstätte in Jena 

 gerichtete Anfrage begegnete dem freundlichsten Entgegenkommen, 

 für welches ich auch hier meinen verbindlichsten Dank zu sagen 

 nicht verfehlen möchte. Die vorgeschlagene Ausführung des Apparates 

 wurde in bereitwilligster Weise in die Hand genommen und that- 

 kräftig durchgeführt. Auch fühle ich mich für die liebenswürdige 

 Hülfe durch eine Reihe tretflicher Rathschläge für die Construction 

 zu besonderem Danke verpflichtet. 



Das Präparirmikroskop hat vor zwei Jahren durch die An- 

 fertigung mehrerer neuer von Harting " beschriebener Doppellinsen 

 eine sehr wesentliche Verbesserung erfahren. Es können jetzt an 

 dem gegen den frühereu etwas verkürzten Doppeltubus durch Schlitten- 

 apparat 5 Doppellinsen, 4 Trockensysterae (55 mm a^ a., und a^), 

 und eine Wasserimmersion PI eingesetzt werden. Dadurch sind mit 

 den Ocularen 1 bis 4 Vergr()sserungen von 8 bis 72 möglich. 



Diese Verbesserungen sind dem neuen photographischen Apparate 

 ebenfalls sehr zu Statten gekommen. 



Seine Construction ist eine ausserordentlich einfache. 



Er besteht aus einer doppelten, aussen mit schwarzem Leder 



1) Diese Zeitschr. Bd. XIV, 1897, p. 5. 



-) Harting, H. , Ueber einige optische Vervollkommnungen an dem 

 Zeiss - GREENOUGH'schen stereoskopischen Mikroskop (Diese Zeitschr. Bd. 

 XV, 1898, p. 299). 



