296 Kolster: Bequeme Dialysatoren für histologische Zwecke. XVII, 3. 



der Ausläufer F^, 1^\ und F.^ so weit verkleiuert wird, dass er dem 

 Glasrolir fest aufsitzt. 



3. Den beiden Membranen E und D. Sie bestehen aus dünnstem 

 Postpapier (sogenanntem Postverdruss) und werden mit Eiweiss an 

 die Glasröhren befestigt. 



4. Einer grossen Doppelglasschale, wie sie in der Bacteriologie 

 zum Aufbewahren besäter, durchschnittener Kartofteln gebräuch- 

 lich sind. 



5. Dem Tragapparat der Dialysatoren. In den Abbildungen 

 1 und 2 besteht dieser aus drei Korkstückeu Ä, A, A. Diese Ein- 

 richtung habe icli gewählt , als ich nur 3 oder 4 Präparate gleich- 

 zeitig entwässern wollte. Die Korke werden dabei so gross genommen, 

 dass sie den Dialysator, nachdem letzterer, wie unten beschrieben, 

 gefüllt worden ist, vor dem Untersinken sicher schützen. 



Sollten mehrere Präparate gleichzeitig behandelt werden, so ist 

 es vortheilhafter, sie aus Drahtgestelle zu verfertigen, w^elche in die 

 unter 4. beschriebene Glasschale passen, und auf welclier alsdann 

 die drei Drahtenden der äusseren Glasröhren ruhen. In dieser 

 Weise lassen sich bedeutend mehr der beschriebenen und ab- 

 gebildeten Dialysatoren gleichzeitig in einer grossen Doppelschale 

 unterbringen. 



Um mit dem in seinen Bestandtheilen soeben beschriebenen 

 Apparate ein ausgewaschenes Präparat zu entwässern, verfahre 

 ich folgendermaassen : 



In das innere Rohr C bringe ich destillirtes Wasser und das 

 zu entwässernde Präparat, in das äussere Rohr B kommt 25procentiger 

 Alkobol, und die grosse Glasschale wird zur Hälfte mit öOprocentigem 

 Spiritus gefüllt. 



