XVII, 2. Referate. 199 



Keferate. 



1. Präparationsmethoden im allgemeinen. 



Beiida, C, Paula Günther's neues Lupen st ativ (Arch. 



f. Anat. u. Physiol., Pliysiol. Abtheil., 1900, H. 1, 2, 



p. 179—180). 

 Benda hebt hervor, class die im Gebrauch befindlichen Lupen- 

 stative einmal zu leicht gebaut sind , so dass sie nicht die nöthige 

 Stabilität besitzen und anderseits nicht hinreichend beweglich sind, 

 um in die nöthigen Stellungen gebracht werden zu können. Auch 

 lässt der nöthige Halt in den Gelenkverbindungen oft bald nach. 

 Diesen Missständen soll das neue Stativ von Paula Günther (D. R. 

 G. M. 118 634) mit einfachen Mitteln abhelfen. Nach der Besclireibtuig 

 erhebt sich auf einer soliden, ziemlich schweren Metallplatte von etwa 

 20 cm Länge und 13 cm Breite eine Metallstange vou 32 cm Länge. 

 Auf dieser läuft eine nach oben und unten verschiebbare und dreh- 

 bare Röhre , die durch Stellschrauben fixirbar ist. Die Röhre ist 

 mit einem horizontalen Arm von etwa 40 cm Länge fest verbunden, 

 so dass dieser allseitig um die Verticalstange beweglich ist. Der 

 Arm besteht aus 2 etwa gleichlangen Gliedern, die durch ein in 

 der Horizontalebene bewegliches Charnirgelenk verbunden sind. Auch 

 dieses Charnir ist durch Stellschrauben fixirbar. Das distale Glied 

 ist hohl und nimmt den 20 cm langen Lupenstiel auf, der wieder 

 ausziehbar , drehbar und durch Stellschraube fixirbar ist. Durch 

 diese Anordnung soll die Lupe in jeder Stellung mit Sicherheit fest- 

 zuhalten sein. Die dem Apparat beigegebene einfache Lupe hat 



