432 Hartwich: Ueber ein neues Mikroraeterocular. XYII, 4. 



grüne Färbung- nicht streng complemeutär zu sein, weil niemals alles 

 abgebeugte Licht von einem System aufgenommen werden kann. 



Diese Fehler müssen nun die wissenschaftliche Erforschung der 

 letzten Feinheiten in hohem Maasse stören ; es dürfte wohl ein merk- 

 würdiges Resultat sein, welches wir zum Schlüsse aus unseren Be- 

 trachtungen ziehen : 



Das werthvollste Trockensystem (Y Apochromat 4 mm) erzeugt 

 bei Structuren von der Feinheit von Pleurosigma augulatum bis zu 

 doppelt so groben Bilder, farblos von zweifelhaftem bis mit der 

 Farbe wechselndem Charakter. 



[Eingegangen am 13. Januar 1901.] 



Ueber ein neues Mikrometerocular für Mikroskoi)e 

 mit feststehendem Objecttiscli. 



Von 

 Prof. Dr. C. Hartwich 



in Zürich. 



Hierzu zwei Holzsclmitte. 



In dieser Zeitschrift^ habe ich ein neues Mikrometerocular be- 

 schrieben, welches gestattet, die gemessene Grösse zu fixiren und sie 

 nach Entfernung des unter Umständen die Ablesung erschwerenden 

 Objectes festzustellen. Der damals beschriebene Apparat hatte eine 

 feststehende Scala im Ocular und einen mit einer Mikrometerschraube 

 über die Scala wegzubewegenden Faden, der an das Ende des zu 

 messenden Objectes gebracht wurde, nachdem man den Anfang des- 

 selben auf den ersten Theilstrich der Scala, die mit einem anderen, 

 feststehenden Faden zusammenfiel, eingestellt hatte. 



Für den Anfänger, dem kein Mikroskop mit beweglichem Object- 

 tisch zu Gebote steht, machte, wie ich damals schon hervorhob, die 



1) Vgl. diese Zeitsehr. Bd. XVII, 1900, p. 156. 



