xvn, 4. 



Hart wich: Ueber ein neues Mikrometerocular. 



433 



Handhabung' des Instrumentes insofern einige Mühe, als es uoth- 

 wendig war, das Object mit dem einen Rande auf den Faden des 

 ersten Theilstriches einzustellen. Ich sagte damals, dass die Herren 

 ZuLAUFF und ZscHOKKE das Instrument auch so anfertigen würden, 

 dass beide Fäden beweglich sind , sodass mit der Hand nur eine 

 grobe Einstellung des Objectes erforderlieh ist und die feine mit 

 den an beiden Fäden befindlichen Mikrometerschrauben ausgeführt wird. 

 Inzwischen hat Herr Zulauff (jetzt alleiniger Inhaber der so- 

 eben genannten Firma) das Instrument nicht unerheblich verändert, 

 und ich möchte kurz darüber berichten : Die in der ersten Notiz 



beschriebene Einrichtung, den beweglichen Faden (Figur 2c) zu ver- 

 schieben, ist unverändert geblieben. Er wird mit der Schraube a 

 verschoben und durch die bei b befindliche Spiralfeder, wenn man 

 die Schraube zurückdreht, der Schraube nachgeschoben. An Stelle 

 des zweiten beweglichen Fadens, wie projectirt war, wird das ganze 

 Ocularmikrometer, das sich in der Fassung Figur ^f befindet, durch 

 die beiden Schrauben a und e bewegt. Desshalb befindet sich in 

 der unteren Hälfte des Instrumentes der in Figur 1 sichtbare Kasten, 

 an dem die Schrauben angebracht sind. Das Weitere dürfte aus 

 den beiden Figuren ohne weiteres ersichtlich sein. 



Bei der Benutzung bringt man nun das Object ungefähr in die 

 Mitte des Gesichtsfeldes, stellt mit den beiden Schrauben a und e 



