288 Drüner: lieber Mikrostereoskopie. XVII, 3. 



Die Vergrösserungen der Doppel-Objective sind folgende : 



Die Vergrösserungen erscheinen verhältnissmässig gering. Hierbei 

 muss aber in Rücksicht gezogen werden, dass die Bilder darauf be- 

 rechnet sind, unter vergrösseruden Stereoskopen betrachtet zu werden, 

 diese letzteren müssen die fehlende Ocularvergrösserung ersetzen, 

 üeber die optische Beschaffenheit und die Grenzen, welche der Ver- 

 wendung von zwei Objectiven neben einander gesteckt sind , hat 

 Harting in seiner oben angezogenen Abhandlung das* Erforderliche 

 niitgetheilt. 



Mir bleibt nur noch Folgendes zu sagen : Die für die körper- 

 liche Auffassung nothwendige Tiefe des scharfen Bildes erstreckt sich 

 bei dem Objectiv F = 55 mm auf etwa ein Centimeter. Absolute 

 Grenzen können nicht angegeben werden, da das scharfe Bild ja all- 

 mählich in das weniger scharfe, welches von näheren und ferneren 

 Theilen des körperlichen Objectes herrührt, übergeht. 



Bei Objecten, deren Dimensionen in der Richtung der optischen 

 Achse ein Centimeter nicht übersteigen, werden alle Theile so scharf 

 abgebildet , dass man bei der Betrachtung der Copien mit den ge- 

 wöhnliehen Stereoskopen keinen Unterschied in der Schärfe merkt. 

 Viel geringer ist die Tiefe des scharfen Bildes bei den Objectiven 



mit stärkerer Vergrösserung. 



Bei a^ ohne Blenden beträgt sie nur 



.3 mm, bei a.^ 2 mm und bei PI 1 mm. Dadurch wäre die Ver- 

 wendbarkeit dieser Linsen auf kleine Objecte mit geringem Tiefen- 

 relief beschränkt, wenn sich nicht die Tiefenwirkung durch Aufstecken 

 kleiner Blenden ausserordentlich steigern Hesse. Sie wird dadurch 

 bei PI auf das Doppelte, bei a« und namentlich a^ auf bedeutend 

 mehr als das Doppelte, bei a^ auf 5 mm, bei a^, auf 10 mm erhöht. 

 Diese Blenden sind für PI und a.^ kleine in der Mitte mit einem 

 Loch versehene geschwärzte Metallhütchen, welche von unten her 

 auf die Objective aufgesteckt werden. Sie haben eine Oeffnung von 

 3'5 mm im Durchmesser. Die kleinen an PI angesteckten Blenden 

 sind in der Figur am Doppeltubus bei hl zu erkennen. Das Objectiv a^ 

 hat doppelte Vorsteckblenden, zwei abgestumpft kegelförmige, 21 mm 

 lange Metallhülsen (Bl)^ deren Oetfnung an der Front 4 mm beträgt, 



