XVTI. o. Kolster: Bequeme Dialysatoren für histologische Zwecke. 295 



Hierdurch maclit sich aber ein für sehr zarte Präparate schäd- 

 licher Umstand geltend , das Auftreten ziemlich starker DifFusions- 

 strömungen. Bei gut fixirten Präparaten mag dieser Umstand in der 

 Mehrzahl Fälle vielleicht mehr eine theoretische als eine praktische 

 Bedeutung haben , ganz ohne Einliuss ist er aber nicht immer , wie 

 ich leider aus eigener Erfahrung weiss. 



Weiter können, wenn die Zwischenstufen der Zahl nach zu be- 

 schränkt gewählt werden , Schrumpfungen eintreten , welche auf zu 

 brüsken Wasserentziehungen beruhen. 



Als w ü n s c h e n s w e r t h m u s s es daher l) e z e i c h n e t 

 werden, ein E n t w ä s s e r u n g s v e r f a h r e n zu besitzen, 

 wobei dem Präparate von Anfang bis zu Ende das 

 Wasser in g 1 e i c h m ä s s i g e r Weise vollständig ent- 

 zogen w ü r tl e. 



Ein solches lässt sich aber durch Anwendung von Dialysatoren 

 erzielen. 



So viel ich aus der Literatur ersehen kann, ist der erste Vor- 

 schlag, dieselben zu diesem Zwecke zu verwenden, von F. E. Schultze 

 ausgegangen. p]ingebürgert haben sie sich aber nicht und wohl 

 hauptsächlich aus dem Grunde, weil die bisher angegebenen Apparate 

 zu wenig handlich waren. Dieses tritt besonders nachtheilig dann 

 hervor, wenn es gilt, gleichzeitig eine grössere Reihe von Präparaten 

 zu entwässern. — Um diesen Nachtlieil zu vermeiden, habe ich mir 

 Dialysatoren in folgender Weise verfertigt. Sie sind auch von 

 anderen Arbeitern im hiesigen Institut in Anwendung gebracht und 

 haben sich allgemein als vollkommen zweckentsprechend bewährt. 

 Ein solcher Dialysator ist in Figur 1 und 2 abgebildet und besteht 

 aus folgenden Theilen : 



1. Zwei an beiden Seiten plan abgeschliffenen möglichst dünnen 

 Glasröhren C und B. Die lichte Weite derselben ist so gewählt, dass 

 in das innere Rohr C das zu entwässernde Präparat bequem hinein- 

 gelegt werden kann. Das äussere Rohr B braucht nur ein wenig 

 grösser zu sein als das innere C. Als zweckmässig hat sich mir 

 das in den Abbildungen wiedergegebene Verhältniss ergeben. 



2. Einem als Träger dienenden Drahtring um jedes Rohr. 

 Diese Ringe werden , wie aus Figur 2 hervorgeht , aus je drei 

 dünnen Drahtstücken in der Weise verfertigt, dass die Enden der 

 drei gleich lang geschnittenen Drähte paarweise zusammengedreht wer- 

 den, und in den so mit drei Ausläufern F^, F^, F.^ versehenen Ring wird 

 das entsprechende Glasrohr gesteckt, worauf der Ring durch Drehung 



