390 Referate. XVII, 



o. 



wobei die Luft durch das Luftröhrchen entweicht. Um bestimmte 

 Mengen abzufüllen, werden diese durch um das Reagenzrohr umge- 

 klebte Papierstreifen marlvirt. Zur Entleerung der auf diese Weise 

 abgemessenen Menge Nährboden besitzt das Reageuzrohr an dem 

 Boden eine spitze Ausziehung mit Mündung. Bei Gebrauch des 

 Apparates füllt man den Fülltrichter bei geschlossenem Quetschhahn, 

 nimmt den unteren kleinen Abmesscylinder in die linke Hand (2. und 

 '?>. Finger) und verschliesst mit dem Daumen die untere Ausfluss- 

 ötfnung. Durch Oetfnen des Quetschhahns füllt man den Abmess- 

 cylinder bis zum Papierstreifen. Nun hält man mit der rechten 

 Hand unter die Abflussöffmmg ein zu füllendes Reagenzrohr, dessen 

 Wattepfropf man mit 4. und 5. Finger der linken Hand fasst. Als- 

 dann wird der Wattepfropf aufgesetzt. Der Apparat ermöglicht 

 schnelles Arbeiten. Cxapleivski {Köln). 



Nuttall, G. H. F., Ein Apparat zur Herstellung von 

 Rollculturen (Centralbl. f. Bacteriol. Abth. 1, Bd. XXVII, 

 1900, No. 16, 17, p. 60.5—609). 

 Nuttall giebt einen Hülfsapparat zum Herstellen der Esmarch- 

 schen Rollculturen an. In einem Marmorblock sind der Grösse der 

 Reagenzgläser entsprechende Rinnen ausgeschliffen, so dass die Mün- 

 dung des Röhrchens mit Wattepfropf übersteht. Durch Bestreichen mit 

 geschmolzenem Paraffin wird die getrocknete Rinneufläche genügend 

 glatt, so dass sich die Röhrchen gut rollen lassen. Durch ein über 

 dem Röhrchen angebrachtes längsgerichtetes Röhrchen tropft aus vier 

 Löchern kaltes Wasser auf das gerollte Röhrchen. Damit das Wasser 

 nicht an den Pfropf des Röhrchens überfliesst, ist eine tiefe Quer- 

 rinne vor dem Hals des Röhrchens im Marmorblock eingeschlifFen. 

 Der Block ist in einem entsprechenden Blechkasten mit Ablauf an- 

 gebracht und kann durch eine einfache Vorrichtung entsprechend 

 schräg gestellt werden. Agarröhrchen erstarren beim Rollen sehr 

 schnell, müssen aber zuerst einige Zeit im Thermostat schräg ge- 

 halten werden, um Abgleiten der Agarfläche durch Eintrocknen des 

 obersten Randes zu verhindern. Gelatine wird vor dem Rollen mög- 

 lichst abgekühlt. Der Apparat kann auch zum Schräglegen von 

 Röhren gebraucht werden. ^ Oxctplewsld {Köln). 



1) Der Apparat ist zu beziehen von Paul Altmann, Berlin NW., 

 Luisenstr. 47. (Preis 25 M.) 



