524 Referate. XVII, 4. 



anschaiüiclier sind als die MiLLER'sche, und doch wäre es wohl kein 

 überflüssiger Ballast, wenn auch noch diese angeführt würde, um 

 so mehr, als sie von manchen Fachvertretern in Lehrbüchern und 

 Abhandlungen, die auch von Chemikern gelesen werden, ausschliess- 

 lich benutzt wird und namentlich vor der NAUMANN'schen grosse 

 Vorzüge besitzt. Der Besprechung der Untersuchungsmethodeu 

 wird eine Beschreibung des Mikroskops und seiner Nebenapparate 

 (Drehapparate , ümhüllungsapparate , Erhitzungsapparate und Plioto- 

 graphirapparate) vorausgeschickt. Neu ist hier , soviel dem Ref. 

 bekannt ist, die Verwendung des einfachen Mikroskope» 

 als Reflexions goniomet er. Hierzu dienen zwei vom Mikroskop 

 getrennt bleibende Nebenapparate, der eine trägt das vertical ver- 

 stellbare Rohr mit dem Signal, der andere das gleichfalls vertical 

 verstellbare Beobachtungsfernrohr mit Fadenkreuz im Ocular; beide 

 Träger sind frei beweglich und bekommen mit Hülfe einer Nadel, 

 die an Stelle des Objectivs eingesetzt wird , ihre richtige Stellung 

 zur Achse des Mikroskops. Der Krystall wird mit Wachs auf den 

 Tisch einer in den Objecttisch einzusetzenden Vorrichtung derart 

 gebracht, dass die zu messende Kante ungefähr senkrecht steht und 

 in die Mitte des Tischchens weist. Durch zwei senkrecht auf ein- 

 ander wirkende Schlitten der Trägervorrichtung wird die zu messende 

 Krystallkante centrirt und durch ein Kugelgelenk justirt, die Messung 

 wird dann mit Hülfe des drehbaren Objecttisches ausgeführt. 



Von optischen Untersuchungsmethoden werden die am leichtesten 

 zu handhabenden herangezogen und die Eigenschaften des polarisirten 

 Lichtes und das Verhalten der Krystalle darin sehr anschaulich ge- 

 schildert. Die Auslöschungskreuze, aus deren Lage die Systembestim- 

 mung im parallelen polarisirten Licht erfolgt, sind in passend gezeich- 

 nete Krystallgestalten eingetragen, zur Bestimmung des optischen 

 Charakters wird vorzugsweise ein Gypsblättchen vom Roth I. Ordnung 

 benutzt, hier wäre vielleicht ein Quarzkeil ausgiebigerzu benutzen, 

 besonders da die Krystalle vieler organischer Körper so stark dop- 

 pelbrechend sind, dass mit einem Gypsblättchen wenig auszurichten 

 ist, wenn der Krystall nicht zufällig sehr dünne Stellen hat. Aus 

 dem gleichen Grunde wäre hierbei mehr das Fallen der Farben und 

 eintretende Compensation zu betonen als das Steigen der Farben. 



Weiter werden Zwillingsbildungen, Pleochroismus , Circular- 

 polarisation und das Verhalten der Krystalle im convergenten 

 polarisirten Licht behandelt, und den Schluss des Werkes bilden 

 Uebungsbeispiele. Als Firmen, welche geeignete Mikroskope liefern. 



