Band IX. Heft 1. 



Weitere Mittheilungen über das Sclmitt- 



Aufklebe-Mikrotom und über die Nacbbehandlung- 



der Paraffin sclmitte auf Papierunterlag'en. 



Von 

 Prof. H. Strasser 



in Bern. 



Hierzu ein Holzsclinitt. 



Im VII. Bande dieser Zeitschrift (1890 p. 289—317) habe ich die 

 Principien und Ziele besprochen, welche mich bei der Construction 

 meines Schnitt-Aufklebe-Mikrotoms geleitet haben. 



Zwei kleinere Formen dieses Instrumentes, beide mit einfacher 

 Schlittenbahn, das eine blos für quere, das andere aucli für schräge 

 Messerstellung eingerichtet, konnten damals genauer beschrieben werden. 

 Der Prospect der Herren A. Meyek u. Co. in Zürich hat bald darauf 

 über beide noch weiteren Aufschluss gegeben. Das grosse Modell aber, 

 mit doppelter Schlittenbahn, das die Vorzüge des neuen Principes am 

 besten zu zeigen bestimmt war, schien noch nicht in allen Theilen ge- 

 nügend erprobt und normirt und konnte nur als in Arbeit befindlich 

 angekündigt werden. Seit einem Jahr ungefähr ist auch dieses Instru- 

 ment vollendet. Ich habe Gelegenheit genommen, dasselbe am Anatomen- 

 congress in München und an der schweizerischen Aerzteversammlung in 

 Basel zu demonstriren. In den auf diese Versammlungen sich beziehen- 

 ,— den Berichten ist keine Notiz darüber zu lesen. Es möchte deshalb 

 Q^ heute wohl am Platze sein, über das in Rede stehende neue Hülfsmittel 

 ' der mikroskopischen Technik in dieser Zeitschrift Einiges zu berichten. 



, , Die umstehende Abbildung entspricht dem ersten der von der 



.^ Firma A. Meyek u. Co. fertiggestellten grossen Instrumente. Es fehlt 



I I I Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. Bd. IX, 1. 1 



