70 Referate und Besprechungen. IX. 1. 



Referate und Besprechimg-en. 



1. Mikrophotographie. 



Beferent Dr. R. Neiihauss in Berlin. 



His, Vi\, Der mikrophotog raphisclie Apparat der Leip- 

 ziger Anatomie (Festschr. Albert Kölliker zum 26. März 

 1892. Leipzig [Vogel] 1892). 



Speciell zur Aufnahme embryonaler Schnittreihen hatte His einen 

 Apparat angegeben ', der nicht wesentlich von anderen Constructionen 

 zur Aufnahme mit ganz schwachen Vergrösserungen abweicht, im all- 

 gemeinen aber als äusserst brauchbar sich erwies. Da derselbe nur 

 für Gaslicht berechnet war, so konnte bei Herstellung von Eastmann- 

 Blättern bis zu 60 cm im Geviert nicht gut über 20fache Vergrösserung 

 hinausgegangen werden. Um nun diese lästige Beschränkung zu um- 

 gehen, construirte His einen neuen Apparat für elektrisches Licht, 

 welcher gestattet, mit jeglicher Vergrösserung zu arbeiten. 



Der Apparat besteht aus zwei getrennten Zimmern: in dem einen 

 befindet sich die elektrische Lampe und die optische Bank mit dem 

 Objecttische, in dem anderen auf verstellbarem Tische der Rahmen 

 zur Aufnahme des EASTMANN-Bogens, ev. der Bromsilberplatte. Letzterer 

 Raum vertritt also die Stelle der Camera. Das zu belichtende Papier 

 wird zwischen zwei dicken Spiegelglasplatten von je 80 cm im Geviert 

 festgeklemmt. 



Der Objectisch hat einen ungewöhnlich grossen Ausschnitt, um 

 eine grössere Reihe von Schnitten gleichzeitig aufnehmen zu können. 

 Das Präparat ist durch Schrauben verstellbar. Die verschiedenen 

 Theile des Apparates sind der Hauptsache nach von Hartnack, Zeiss 

 und Stegemann geliefert. 



Der kleinen Schrift sind drei vortreffliche, durch Riffarth in 



') His, W., Virchow's Arch. für Anat. und Physiol., Anat. Abtheil. 1887 

 p. 174. (Cfr. diese Zeitschr. Bd. V., 1888, p. 357 ; Neuhauss, R., Lehrbuch der 

 Mikrophotographie p. 142.) 



