128 Referate und Besprechungen. IX, 1, 



Erwähnen will ich schliesslich noch, dass Verf. in dem vorliegenden 

 Büchlein auch einen kleinen Apparat beschreibt, der eine Dehnung unter 

 dem Mikroskop auszuführen gestattet, ohne dass die eingestellte Parthie 

 aus dem Gesichtsfelde verschwindet. Es wird dies dadurch erreicht, 

 dass die beiden Klammern, in denen das Object eingeklemmt ist, bei 

 der Dehnung gleichmässig nach beiden Seiten hin auseinanderweichen. 



Dr. A. Zimmermann (Tübingen). 



E. Mineralof/iseh- Geologisches, 



Beferenten: Prof. Dr. A. Wichmann in Utrecht 

 und Dr. F. Minne in Berlin. 



Sclirauf, A., lieber die Combi nation von Mikroskop und 

 Reflexionsgoniometer zum Behufe der Winkel- 

 messungen (Zeitschr. f. Krystallogr. XX, 1892, p. 90 — 92). 



Bei Messungen der Winkel von sehr kleinen Krystallen ergiebt sich 

 die Unannehmlichkeit, dass die dem gewöhnlichen Beobachtungsfernrohre 

 beigegebene Vorschlagslupe nicht die genügende Vergrösserung und 

 definirende Kraft besitzt, um mit Genauigkeit die Flächenconturen 

 erkennen, sowie die Kanten centriren und justiren zu können. Der 

 Verf. schlägt vor, zur Einstellung und Messung derartiger minutiöser 

 Krystalle dem optischen Theile des Beobachtungsfernrohres eine Ver- 

 stärkung in Gestalt eines vertical aufgestellten Mikroskopes zu geben, 

 dessen Sehrichtung durch die Achse des Goniometers geht. Da Colli- 

 mator und Beobachtungsfernrohr unter 35" gegen den Horizont geneigt 

 sind, so lässt sich ein Mikroskop als zweites Beobachtungsrohr durch 

 einen seitlichen Träger vertical über den Krystall leicht anbringen. — 

 Zum annähernden Centriren und Justiren des Krystalles kann das gewöhn- 

 liche Beobachtungsfernrohr benutzt werden, während die genaue Ein- 

 stellung ausschliesslich durch das Mikroskop erfolgt, und zwar gestattet 

 das letztere sowohl Signal- als Schimmermessungen. Je nach der 

 Intensität des von den kleinsten Flächen reflectirten Lichtes können zur 

 Messung der Kantenwinkel die nachfolgenden vom Verf. vorgeschlage- 

 nen Methoden gewählt werden. 



1) Man beobachtet durch das vollständige Mikroskop. Bei der gonio- 

 metrischen Messung werden alsdann die in der justirten Zone liegenden 

 Flächen successive in der Mitte des Gesichtsfeldes sichtbar und zwar 

 grell beleuchtet und glänzend. Arretirt man beim Maximum ihrer Licht- 

 iutensität, so erhält man Schimmermessuugen. 



