162 V. Ebner: A. Fromme's Polarisationsapparat. IX. 2. 



in früherer Zeit allerdings ihren Polarisationsapparaten auch eine solche 

 Vorrichtimg beigegeben, in Form eines drehbaren Ringes, der auf die 

 Tischplatte des Mikroskopes aufgelegt wird und mit dessen Hülfe das 

 Präparat um die verticale Achse des Mikroskopes gedreht werden kann. 

 Allein diese Ringe sind ohne besondere Centrirungsvorrichtungen nament- 

 lich für stärkere Vergrösserungen wenig geeignet, weil man beim 

 Drehen sehr bald das Object aus dem Gesichtsfelde verliert, wenn man 

 nicht durch fortwährende Nachhülfe mit den Händen das Object immer 

 wieder in die Mitte rückt. Nun giebt es allerdings „mineralogische" 

 Mikroskope, wie sie insbesondere nach dem Constructionstypus von 

 RosENBüSCH von verschiedenen Firmen geliefert werden, welche der 

 aufgestellten Forderung in vollkommener Weise genügen; aber diese 

 Mikroskope sind voii vornherein für die entsprechenden Centrirungsein- 

 richtungen gebaut und daher wiederum für die gewöhnlichen Zwecke 

 der histologischen Untersuchungen nicht bestimmt. 



Es lässt sich aber an einem Mikroskope, dessen Oberkörper mit- 

 sammt dem Objecttische um die verticale Achse drehbar ist, ohne 

 Schwierigkeit das Präparat zwischen feststehenden Nicols drehen, wenn 



1. der Polarisator im feststehenden Theile des Statives eingesetzt und 



2. der Analysator dauernd in einer bestimmten Lage festgehalten wird 

 (gekreuzte oder parallele Polarisationsebenen von Pol irisator und Analy- 

 sator), während der drehbare Tisch und das darauf liegende Präparat 

 mitsammt dem Tubus des Mikroskopes um seine Achse gedreht wird. 

 Eine solche Einrichtung lässt sich leicht improvisireu , wenn man an 

 einem Mikroskope mit drehbarem Oberkörper und feststehendem Polari- 

 sator das analysirende Nicol über dem Oculare mittels eines besonderen 

 Halters festklemmt. In dieser Weise habe ich mir bei meinen Unter- 

 suchungen der Skelettheile der Kalkschwämme, Echinodermeu u. s. w. 

 geholfen'. Eine derartige Einrichtung, welche übrigens im Principe 

 der Construction des mineralogischen Mikroskopes von Nachet ent- 

 spricht, sorgfältiger auszuführen hat vor Kurzem Rollett^ empfohlen 

 und Prof. Deasch hat auf dem diesjährigen Anatomen-Congresse in 

 Wien eine solche, welche vom Mechaniker des physiologischen Institutes 

 in Graz hergestellt wurde, demonstrirt. Ich nahm dabei Gelegenheit, 

 die im folgenden beschriebene, vollkommenere Einrichtung, welche Herr 

 A. Fromme, Vertreter der Firma Zeiss in Wien, auf meine Anregung 

 ausgeführt hat, vorzuzeigen. 



Sitzber. d. k. Acad. d. Wiss. Wien, Bd. XCV, 1887, p. 62. 

 -') DenkscLr. d. k. Acatl. d. Wiss. Wien, Ed. 1,VIII, 1891, p. 85. 



