IX, 2. 



V. Ejbner: A. Fromme's Polarisationsapparat. 



163 



Die wesentlichen Tlieile des Apparates in halber natürlicher Grösse 

 sind auf beistehendem Holzschnitte wiedergegeben. Die hohle, 4kantige 

 Metallsäule g — welche nicht in ihrer ganzen Länge, daher bei g unter- 

 brochen dargestellt ist — wird mit ihrem rechtwinklig umgebogenen 

 Ende f an der rechten Seite des hufeisenförmigen Fusses des Mikroskop- 

 statives /,' mittels einer Schlittenvorrichtung von vorn eingesteckt und 

 steht dann, während des Gebrauches, unbeweglich fest. Die Befestigung 



durch Einschieben eines Schlittens wurde gewählt, um mit Leichtigkeit 



die Säule anbringen oder entfernen zu können. 



Am oberen Ende trägt 



die Säule g den gabelförmigen, horizontal stehenden Arm j, welcher an 

 seinem über dem Oculare befindlichen Ende die zwei vertical stehenden 

 Schneiden c besitzt, die zur Fixirung des Analysators bestimmt sind. 

 Der Analysator P wird einfach auf das Ocular des Mikroskopes aufge- 

 legt. Seine Fassung ist in der Schwinguugsrichtung mit zwei Schlitzen 

 versehen, in welche die Schneiden c der Gabel i eingreifen. Dreht man 



11* 



