IX, 3. Heydenreich: Neuerungen in der bacteriologischen Technik. 299 



Stellung diese Verbindung zwischen dem Cylinder BB und dem Prä- 

 paratraum B und öffnet dagegen eine zweite Bohrung, die der Luft ans 

 dem Cylinder BB den Austritt ins Freie gestattet ; umgekehrt wirkt der 

 horizontal gestellte Hebel. 



Wenn man daher bei horizontal stehendem Hebel G den Stempel 

 A nach unten zieht, so wird die Luft in dem Präparatraum B und 

 dem Cylinder BB verdünnt, nnd die Luft tritt in Blasen aus dem unter 

 Deckglas in Flüssigkeit liegenden Präparat aus, wie man mit Hülfe des 

 Spiegels E und der Lupe F verfolgen kann. Dann stellt man den Hebel 

 C vertical, schiebt den Stempel A herauf und zieht ihn bei horizontal 

 gestelltem Hebel wieder herab. Wenn man dies einige Male wieder- 

 holt, so werden die Luft in der Pumpe immer weiter verdünnt und Luft- 

 blasen aus dem Präparat immer vollständiger entfernt. 



Eine solche Pumpe, die die beistehende Figur in ungefähr ein 

 Fünftel der natürlichen Grösse zeigt , liefert Herr Mechaniker Cael 

 DiEDEKicHS, Göttingen, Kornmarkt 5 für 65 Mk. 



[Eingegangen am 30. December 1892.] 



Einio'e Neuerunoen 

 in der bacteriologischen Technik. 



Von 



L. Heydeiireich, 



Consultant am Militär-Hospital in Wilna. 



Hierzu vier Holzschnitte. 



Die in Folgendem beschriebenen bacteriologischen Apparate und 

 Hilfsmittel sind von mir bereits seit einer Reihe von Jahren bekannt 

 gemacht worden und befinden sich seitdem in Russland sowohl in meinem, 

 als in vieler anderer Forscher Gebrauch. 



Es ist nun vorgekommen, dass einige von den Apparaten von Fach- 

 männern, die die bezüglichen russischen Angaben nicht berücksichtigten. 



