IX, 3. Heydenreich: Neuerungen in der bacteriologischen Technik. 301 



schwemmen und so die Flammen im Brenner vollkommen auslöschen. 

 Auf diese Weise kühlt das Wasser sofort ab, der PFEiL'sche Sicher- 

 heitshahn (vor dem Thermostaten anzubringen) schliesst das Gaszu- 

 leitungsrohr, und das Quecksilber hat nicht Zeit in die Röhren D und 

 über- und herabzufliesen und im Brenner 

 die Messingtheile aufzulösen. Ist dagegen, 

 wie bei Altmann, der Hahn hoch oben 

 zwischen D und C angebracht, so läuft 

 Quecksilber über und muss , abgesehen 

 von dem angerichteten Schaden, später 

 in den Regulator wieder eingefüllt wer- 



10-15< 



50 



,,-,-'0,4cm 



5<cm 



cm 



Gern 



ko 



,-'0,3om 



>- 



,'2. 5cm 



den. Da nun die in E angebrachten ^ ---If /i^cm 



Verbindungsröhrchen abschüssig nach 



unten in D und C münden, so fliesst i pÄttWOiiliMjilitlj 



später das Quecksilber aus ihnen von 

 selbst an seinen früheren Ort in den Re- 

 gulator zurück. 



Da die Empfindlichkeit des Apparats 

 eine sehr grosse ist, und ganz kleine 

 Temperaturveränderungen bereits grosse 

 Niveauänderungen des Quecksilbers in B 

 zuwege bringen, so ist es, behufs erneuter 

 Temperatureinstellungen, vortheilhaft, das 

 Gefäss bei G (und ebenso die eiserne 

 Schraube) noch breiter zu machen als ich 

 es ursprünglich angegeben. Andernfalls is<cm 

 ist man genöthigt, bei neuen Einstellungen 

 Quecksilber aus G herauszulassen, oder 

 aber solches einzugiessen. Um letztere 

 Operationen bequem verrichten zu kön- 

 nen, lässt man das Gefäss G nicht hori- 

 zontal, sondern vertical anbringen, indem 1, 

 man es vertical aufbiegen lässt, so dass 



die Schraube nach unten zu geschraubt wird. Der höchste Punkt dieses 

 Gefässes muss aber immer um etwas niedriger liegen als I?, und die 

 Schraube soll luftdicht in der Mutter gehen. 



Ein so verfertigter Regulator, der namentlich für grössere Thermo- 

 staten bestimmt ist, arbeitet ungemein genau, beständig und übertrifft 

 in diesen Punkten den massiven Quecksilberregulator um ein ganz Be- 

 deutendes. Meine langjährigen Erfahrungen sowie die theoretischen 



