302 Hey den r ei eil : Neuerungen in der bacteriologisclien Teclinik. IX, 3. 



Erwägungen stimmen mit einander hierin fast vollkommen überein. Es 

 zeigten nämlich darauf bezügliche Experimente, dass eine allmähliche 

 Erwärmung des Reservoirs ^2^ von 20" auf eine 30" eine Erhöhung 

 der Quecksilbersäule auf 198'9 mm zur Folge hatte, statt der berech- 

 neten 202'02 mm. Die unerreichten 3"12 mm kommen nach Regnault 

 und Herwig^ auf Kosten der Dampfverdichtung au der Oberfläche des 

 Glasreservoirs, welche Verdichtung im lufterfüllten Räume durch nach- 

 erzeugten Dampf nicht rasch genug erneuert wird. 



Ein massiver Quecksilberregulator nach Altmann von genau den- 

 selben Dimensionen wie der meinige würde unter denselben Bedingungen 

 nur bis auf eine Höhe von 22*7 mm, also etwa 9 Mal weniger hoch 

 steigen. Die regulirende, die Gaszuleitung verschliessende Masse aber 

 wäre in diesem Falle in meinem Regulator 1403"2 cmm beim Alt- 

 MANN'schen 160'4 cmm, also etwa gleichfalls 9 Mal grösser. Da es 

 aber bei meinem Regulator nicht auf die Weite des Steigerohrs ankommt, 

 sondern auf dessen Höhe, so wäre bei einem Durchmesser von 4 mm die 

 gestiegene Masse schon etwa 12 Mal, bei 5 mm 20, bei 6 mm 28 Mal 

 u. s. w. grösser als dort. Noch leichter wäre es, die Genauigkeit meines 

 Regulators zu steigern, wenn man zum Aether einige Tropfen Aetliyl- 

 chlorid setzen würde, dessen Tension zwischen 20" bis 30** mehr als 

 das Doppelte des Aethers beträgt. Doch ist das gar nicht nöthig, denn 

 einestheils müsste man der Sicherheit wegen den Regulator noch länger 

 machen und dann ist die Genauigkeit bereits eine mehr als genügende. 

 Es bedingen nämlich andere, bisher wenig berücksichtigte Ursachen 

 Ungenauigkeiten, die ausserhalb der Wirkung des Regulators liegen. 

 Auch noch dadurch Hesse sich die Genauigkeit steigern, wenn man von 

 oben her einen Platindraht ins Steigerohr einführte, einen anderen um die 

 Schraube G wickelte, die Gabel CBD durch die bekannte Scheibler'- 

 sche Gasschlussvorrichtung (an einer anderen Stelle) ersetzte und die 

 Platindrähte mit einem galvanischen Elemente verbände. 



Die Ursachen, welche ausserhalb der Wirkungsweite dieses unge- 

 mein empfindlichen Regulators liegen und immer noch minimale Schwan- 

 kungen der Temperatur im Thermostaten hervorrufen, sind namentlich 

 in zwei Momenten zu suchen : 1) in der ungleichmässigen Erwärmung 

 des Bodens, und 2) in der ungenügenden Durchmischung und Vertheilung 

 des am Boden erwärmten und nach oben steigenden Wassers. Eine un- 

 ausbleibliche Folge davon ist, dass der eine Theil des Thermostaten, 

 der nur wenig von den Flammen bestrichen wird, fast vollkommen sich 



') Poggesdorff's Annalen Bd. CXXVII, 



