304 Hey denr eich: Neuerungen in der bacteriologischen Technik. IX, 3. 



Die Brenner wären müglichst dicht aneinander anzubringen, zu 4, 5, 6 etc. 

 in einen Körper zu vereinigen, und mit einem Mantel /"zur Verhütung 

 des Luftzuges zu umgeben. Im Mantel wären der ControUe halber Oeff- 

 nungen aus durchsichtigem Material recht gross einzufügen. Je näher die 

 Heizfläche in ihrer Flächenausdehnung der Ausdehnung des Thermostaten- 

 bodens gleichkommt, desto besser für die Gleichmüssigkeit der Erwärmung. 



Nun ist aber mit einem solchen Heizkörper doch noch immer keine 

 gleichmässige Erwärmung zu erzielen. Jede Flamme bildet am Thermo- 

 statenboden ihren eigenen Wärmepunkt, von welchem heisse Ströme im 

 Wasser isolirt aufsteigen. Schaltet man aber mehrere Drahtnetze zwi- 

 schen Boden und Flammen ein, so vertheilen sich die Wärmepunkte, und 

 man erzielt schon eine bedeutend grössere Gleichmässigkeit in der Er- 

 wärmung. Am weitesten jedoch kommt man, wenn man fingerbreit vom 

 unten berussten Thermostatenboden eine oben berusste Kupferplatte, 

 und zwar keine zu dünne, anbringt, welche all die Wärmepunkte in 

 gleichmässige Wärme aus der entgegengesetzten, dem Thermostatenboden 

 zugekehrten Fläche verwandelt, und von hier ans nun als gleichmässig 

 strahlende Wärmequelle den Boden erwärmt. Um alle ebenfalls beruss- 

 ten Seitenwände des Thermostaten, ausser vorne, ist ein Mantel ange- 

 bracht, gleichfalls in etwa fingerbreiter Entfernung. Ausserhalb ist der 

 Mantel mit Asbest bekleidet, ebenso wie die obere und vordere Thermo- 

 statenwand sammt der Thür. Der obene offene Mantelraum a soll mit 

 Vortheil die theuern Röhren Hceppe's ersetzen. 



Da nun der Mantelraum a mit dem Raum zwischen Kupferplatte 

 und Thermostatenboden h communicirt und des Luftzuges wegen an der 

 Uebergangsstelle eine Reihe genügend grosser Löcher besitzt, so werden 

 nicht nur Boden, sondern auch die drei Seitenwände von einer und der- 

 selben gleichraässigen Wärmequelle aus erwärmt und regulirt. 



Die Thürfläche sowie die obere Fläche müssen absolut oder fast 

 absolut wärmeundurchlässig, „wärmedicht" bedeckt sein (am besten mit 

 ungeleimtem Papier, Watte, Hartkautschuck, Sägespähnen, Asbestplatten 

 u. s. w., u. s. w.), während die Ecke mit dem betreffenden Regulator sich 

 womöglich in den gleichen Verhältnissen befinden soll wie die übrigen 

 Wasserflächen. Schliesslich auch ist es zweckmässig, den Boden des 

 inneren Raumes nach unten zu (also in den Wasserraum hinein) etwas 

 conisch machen zu lassen, weil dann die inneren Wasserwärmeströme 

 zwischen Böden und Seitenwänden mehr Gleichmässigkeit gewinnen und 

 die Wärme nicht vorwiegend auf den Boden des inneren Raumes allein 

 beschränkt bleibt. 



Ist nun die Gleichmässigkeit der Erwärmung auf die beschriebene 



