IX, 3. Heydenreich: Neuerungen in der bacteriologischen Technik. 305 



oder irgend eine andere Art garantirt, dann erst kann man sicher sein, 

 dass mein oder jeder andere, z. B. MuENCKE'scher, RoHRBECK'scher, 



d'ÄESONVAL-LAUTENSCHLÄGER'scher, ScHLOESING'schcr, LOTHAK MeYER- 



scher etc. etc. Regulator, wenn er nur genau ist, die von ihm erwartete 

 Wirkung vollauf entfalten wird. 



Die beschriebene Regulationsvorrichtung wird ihrer Wirksamkeit, 

 Billigkeit und Einfachheit wegen wohl in allen Fällen genügen. Doch 

 kann man die Genauigkeit des Apparates noch dadurch steigern, dass 

 man das Reservoir des Regulators (Figur 1, AF) röhrenförmig erweitert 

 und vielfach den ganzen inneren Bratraum umwickelt. Es ist dieses 

 mechanisch gar nicht so schwierig auszuführen. Man umwickelt den 

 inneren Brutraum an den 5 Aussenwänden (die Thür natürlich aus- 

 genommen) einfach oder mehrfach mit einer engen, dünnen Kupferröhre. 

 Diese Kupferröhren sind trotz ihrer Dünnwandigkeit bei ihrer vorzüg- 

 lichen Wärmeleitungsfähigkeit so luftdicht gezogen und so widerstands- 

 fähig, dass sie leicht mehrere Atmosphären Druck und zwar dauernd 

 auszuhalten im Stande sind. Caillettet wandte ähnliche Röhren für 

 seine Sauerstoffversuche an, wobei sie über 300 Atmosphären Druck 

 aushielten. Nach dem Umwickeln des inneren Brutraums führt man die 

 Kupferröhre weiter unter den Brutraum, zwischen diesen und den Boden 

 des Thermostaten, und zwar in Form einer oder zwei Lagen enger 

 Spiralen, Solenoi'de, zu dem Zwecke, damit das soeben von unten er- 

 wärmte Wasser beim Aufsteigen zuerst auf den Regulator treffe und 

 dann erst weiter hinaufgehe. Will man diesen Regulator noch empfind- 

 licher machen, so lässt man das Kupferrohr etwas platt klopfen, so dass 

 der Durchschnitt desselben nicht mehr einen Kreis, sondern eine Ellipse 

 darstellt. 



Das eine Ende des so mannigfach verschlungenen Kupferrohrs 

 wird in dauernde Verbindung mit dem oberen Theile des Reservoirs 

 Ji^ (Figur 1) gesetzt. In diesen oberen Theil kann zu dem Zwecke 

 ein Glasrohr eingeschmolzen werden. Am besten geschieht die Verbin- 

 dung des Kupferrohrs mit dem Glasrohr mittels absolut dichter Ueber- 

 wurfsschraube, nebst weiterer Dichtung mit irgend einem Kitt, denn es 

 gilt ja, % bis % Atmosphären dauernd zu halten, und gerade in diesem 

 Constanthalten des Druckes liegt der Werth des ganzen Regulators. 

 Das andere Ende des verschlungenen Kiipferrohres ragt etwas über das 

 Thermostatendach empor und muss mit einem „absolut luftdichten" 

 Hahn versehen sein (kann auch als feine Schraube im Winkel der gebo- 

 genen Röhre sitzen). In diese Röhre wird nun so lange Luft einge- 

 pumpt, bis das Quecksilber bei der gewünschten Temperatur des 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. IX. :i. 20 



