306 Heydenreich: Neuerungen in der bacteriologischen Technik. IX, 3. 



Wasserbades (etwa 37 " C.) in der Höhe bei 13 steht. Dann ist Alles 

 fertig. Bei einer solchen Anordnung wird der Regulator nicht bloss eine 

 einzige Ecke des Thermostaten reguliren und von hier aus „mittelbar" 

 den ganzen Kasten, sondern er wird, wie etwa bei d'Aksonval, den 

 ganzen Wasserraum in seiner Gewalt und Regulirung halten und 

 beherrschen. 



Es ist selbstverständlich, dass die Genauigkeit dieser Einrichtung 

 die erstere um ein Bedeutendes übertrifi't, doch ist auch die zuerst 

 beschriebene für alle Fälle bacteriologischer Untersuchungen mehr als 

 ausreichend. 



II. Apparat zum Plattengiessen. 



Ebenfalls bereits seit 5 bis 6 Jahren befindet sich in meinem Ge- 

 brauch folgende, äusserst praktische Vervollkommnung des Kocn'schen 

 Nivellirapparates, welcher zum Ausgiessen flüssiger Nährgelatine auf 

 Glasplatten benutzt wurde. 



Glasplatten habe ich bald nach der Kocn'schen Beschreibung * 

 überhaupt fast ganz verlassen und statt dessen Doppelschalen gebraucht 

 und so praktisch befunden, dass ich dieselben 1885 in der 2. Auflage 

 meiner „Methoden der Bacterienforschung" warm empfahl und abbildete 

 (p. 101, 216 etc.). Ganz besonders bequem sind dieselben bei hygie- 

 nischen Wasseruntersuchungen auf Bacterien, und zwar in der Grösse 

 von 10 cm Durchmesser bei 2*5 cm Höhe. Es sind dieses dieselben, 

 welche Petri erst bedeutend später als ich angab ^ und die daher irr- 

 thümlich nach ihm benannt wurden. Es wäre nur zu wünschen, dass die- 

 selben mit der Zeit billiger würden und dass ihr Boden ein wenig dünner 

 hergestellt würde. Diese meine Doppelschalen wurden nicht nur von 

 mir, sondern nach Erscheinen der 2. Auflage meiner „Methoden" in 

 die meisten bacteriologischen Laboratorien Russlands eingefülirt, und 

 sie waren bei uns schon lange in praktischem Gebrauche, als die Be- 

 schreibung derselben Schalen seitens Petei's von neuem erfolgte. 



Nachdem also diese Schalen mit verflüssigter Nährgelatine resp. 

 Agar auf die bekannte Art beschickt sind, um Plattenculturen zu 

 erhalten, kommen sie auf das gewöhnliche Nivellirdreieck Koch's, 

 jedoch bedeckt dasselbe statt einer Glasplatte eine grosse und 



') Koch, R., Zur Untersuchung von pathogenen Organismen (Mittheil. a. 

 d. Kais. Gesundheitsamte, 1881, Bd. I, p. 25). 



2) Petei, R., Eine kleine Modification des Kocn'schen Plattenverfahrens 

 (Centralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk. Bd. I, 1887, No. 9 p. 279 ; cfr. diese Zeit- 

 schr. Bd. IV, 1887, p. 101). 



