164 V. Ebner: A. Fromme's Polarisationsapparat. IX, 2, 



nun den Oberkörper des Mikroskope», so steht der Analysator durch 

 die beschriebene Vorrichtung ebenso unverrückbar fest wie der Polari- 

 sator, der sich im feststehenden Fusse des Mikroskopes unter dem Abbe- 

 schen Condensor befindet. Die Entfernung der Säule g vom Object- 

 tische ist so gewählt, dass der Oberkörper des Mikroskopes auch bei 

 einer vollen Kreisdrehung die Säule niemals berührt. Will man statt 

 des einfachen Analysators ein Analysatorocular benützen, so lässt man 

 an der Fassung der Ocularlinse entsprechende Einschnitte anbringen, 

 mittels deren die Schneiden c das Ocular ebenso festhalten können wie 

 im früheren Falle den einfachen Analysator. Damit die Gabel i in der 

 richtigen Entfernung vom Objecttische sich befinde, ist die Länge der 

 Säule g für ein ZEiss'sches Stativ II mit 34 cm so bemessen, dass sie 

 einer Tubuslänge von 16 cm beiläufig entspricht. Um die genaue Ein- 

 stellung der Gabel zu bewirken, wird der Tubusauszug des Mikroskopes 

 zu Hülfe genommen. Um aber für die Beobachtung den nöthigen 

 Spielraum für die Mikrometerschraube zu sichern, ist die Gabel an der 

 Säule g um die horizontale Achse e drehbar. Um diese Achse kann 

 auch die Gabel ganz nach oben ausgeklappt werden. Ausserdem kann 

 die Gabel i auch um eine verticale Achse, welche durch den Schraubeu- 

 kopf am oberen Ende der Säule g geht, horizontal nach aussen geklappt 

 werden. Diese freie Beweglichkeit der Gabel gestattet den unge- 

 hinderteu Zugang zum oberen Tubusende des Mikroskopes, und der 

 Analysator kann leicht mitsammt der Gabel aus- und eingeklappt 

 werden, wenn man abwechselnd bald mit bald ohne Analysator beob- 

 achten will. 



Die bisher besprochenen Einrichtungen genügen nun, wie ich glaube, 

 für histologische Zwecke in den meisten Fällen, da es sich ja bei ge- 

 legentlichen Anwendungen des Polarisationsapparates gewöhnlich nur 

 darum handelt, das Verhalten eines histologischen Objectes zwischen 

 gekreuzten Nicols in allen Azimuthen fest zu stellen. Es ist bei der 

 besprochenen Einrichtung möglich, mit wenigen Handgriffen die polari- 

 sirenden Vorrichtungen anzubringen. Man legt den Polarisator unter 

 den ABBE'schen Condensor ein, schiebt die Säule des Analysatorträgers 

 mit der Schlittenvorrichtung in den Fuss des Mikroskopes, klappt die 

 Gabel des Analysatorträgers über das Ocular, regulirt nun noch mit dem 

 Tubusauszug die Entfernung und fügt den Analysator mit seinen Ein- 

 schnitten in die Schneiden der Gabel, hierauf dreht man den Polarisator 

 bis zur völligen Verdunkelung des Gesichtsfeldes. Die Untersuchung 

 kann auch mit den stärksten Vergrösserungen leicht ausgeführt werden, 

 da ja bei der gleichzeitigen Drehung von Objectiv und Präparat stets 



