IX, 2. V. Ebner: A. Fromme's Polarisationsapparat. 165 



dieselben Punkte des Präparates abgebildet werden und somit die 

 Ceutrirung des Objectes gegen den dioptrischen Apparat so zu sagen 

 von selbst gegeben ist. Will man mit farbigem Gesichtsfelde arbeiten, 

 so ist dies ebenfalls sehr einfach, da die Fassung der ZEiss'schen 

 Polarisatoren so eingerichtet ist, dass die Gypsplatte über dem Prisma 

 eingelegt werden kann und zwischen dieses und den AsBE'schen Con- 

 densor zu liegen kommt. 



Die besprochene Polarisationsvorrrichtung lässt sich nun aber 

 auch leicht mit einer Einrichtung zur Messung jener Winkel verbinden, 

 welche die Polarisationsebenen eines doppelbrechenden Objectes mit 

 ausgezeichneten morphologischen Richtungen desselben bilden. In 

 dieser Beziehung ist zunächst zu bemerken, dass es im allgemeinen 

 ein Mangel ist, wenn die den Mikroskopen beigegebenen Analysator- 

 oculare beim Hineinblicken in die Oculare nicht beurtheilen lassen, wie 

 die Polarisationsebene des Analysators orientirt ist. So lauge man 

 eigentliche NicoL'sche Prismen alter Construction in Verwendung hatte, 

 konnte dies wenigstens beiläufig nach der Lage der rhombischen End- 

 fläche des Nicols, die man beim Hineinblicken in den Analysator sah, 

 geschehen. Bei den jetzt gebräuchlichen HARTNACK-PKAZMowsKi'schen 

 und AsBE'schen polarisirenden Prismen fehlt aber jede Orientirung. Ich 

 Hess daher, was bei dem AßBE'schen Analysatorocular leicht ausführbar 

 ist, einen Faden, der die Richtung der Polarisationsebene angiebt, in der 

 Blendungsebene des Oculars anbringen. p]ine solche Einrichtung genügt 

 dann, um z. B. den bei histologischen Objecten häufig vorkommenden 

 Fall, dass die Polarisationsebenen des Objects ausgezeichneten morpho- 

 logischen Richtungen parallel sind, beziehungsweise zu denselben senk- 

 recht stehen , mit Sicherheit zu beurtheilen. So z. B. bei Muskel- 

 fasern, Bindegewebsfibrillen, Haaren etc. Für genaue Winkelmessungen 

 hat Herr A. Fkomme folgende Einrichtung getroffen. In das Compen- 

 sationsocular 6 ist ein Fadenkreuz eingelegt und zugleich ist die Fassung 

 des Oculares entsprechend den beiden Endpunkten des einen Fadens 

 mit Einschnitten versehen, in welche die früher erwähnten Schneiden c 

 der Gabel i eingreifen. Durch diese wird nun das Ocular unverrückbar 

 festgehalten. Wird nun das polarisirende Prisma aufgesetzt, welches 

 in dieselben Schneiden eingreift, so ist die Richtung der Polarisations- 

 ebene desselben dem zweiten Faden des Fadenkreuzes parallel. Beim 

 Drehen des Tisches stehen nun Analysator und Ocular unverrückbar 

 fest. Um nun den Winkel der Drehung abzulesen, wii'd ein in Grade 

 oder halbe Grade getheilter Kreis a benützt, der mit ringförmiger Fassung 

 auf den Tubus des Mikroskopes aufgesetzt und dort mit Hilfe der 



