166 



V. Ebner: A. Fromme's Polarisationsapparat. 



IX, 2. 



Schraube h fest geklemmt wird. Der Kreis dreht sich also beim Drehen 

 des Tubus mit, während Ocular und Analysator feststehen. Als Index 

 zur Ablesung der Winkeldrehung dient eine Marke, welche an der 

 Schneide des in der Gabel i befindlichen zungenförmigen Zeigers h an- 

 gebracht ist. Dieser Zeiger ist um eine horizontale Achse an der Gabel 

 i nahe an dem Schraubenkopfe der Säule g drehbar und kann daher in 

 verticaler Richtung beim Drehen der Mikrometerschraube sich auf- und 



abbewegen und bleibt stets in inniger Berührung mit der Kreistheilung. 

 Bei den Drehungen des Mikroskopes steht er dagegen mit der Säule <i 

 und der Gabel i fest, und der sich drehende Kreis gleitet unter dem- 

 selben dahin. Mit Hülfe dieser Einrichtung lassen sich nun auch com- 

 plicirtere Winkelmessungen mit ebenso grosser Genauigkeit ausführen, 

 als dies mit Hülfe von Goniometerocularen möglich ist. Diese ganze 

 Einrichtung ist mit verhältnissmässig geringen Kosten an jedem, mit 

 Polarisationsappai-at versehenen Mikroskope, das mit drehbarem Ober- 



