IX, 2. V. Ebner: A. Fromme's Polarisationsapparat. 167 



körper und im Fusse feststehenden Polarisator versehen ist, her- 

 stellbar*. 



Schliesslich kann ich nicht umhin, auf einige Erfahrungen über 

 doppelbrechende Objective und Condensoren hinzuweisen, welche ins- 

 besondere beim Gebrauche der hier beschriebenen Polarisationsein- 

 richtung von Bedeutung sind. Bereits vor einem Jahre sagte mir Prof. 

 Deasch in Graz, dass er mit seinem Apparate auf mehrere Objective 

 gestossen sei, welche sich wegen starker Doppelbrechung als unbrauch- 

 bar erwiesen. Als ich die ersten Versuche mit der hier beschriebenen 

 Einrichtung machte, fiel mir auf, dass ich nur bei einer bestimmten 

 Stellung des AßBE'schen Condensors ein hinreichend dunkles Gesichts- 

 feld bei gekreuzten Nicols erhielt, während bei anderen Stellungen 

 eine merkliche Erhellung des Gesichtsfeldes eintrat. Bei eingelegter 

 Gypsplatte Purpur II. 0. (bezeichnet Roth I. 0) erhielt ich beim Drehen 

 des Condensors je nach der Stellung Orange I. 0. und Indigo II. 0. 

 Dieser Codensor war also, wie gepresstes Glas, sehr merklich doppel- 

 brechend. Ich erhielt dann einen anderen Condensor, welcher diesen 

 Fehler nicht zeigte, wenigstens in nur so geringem Grade, dass der- 

 selbe nicht mehr störend war. 



Unter einer Reihe von neueren Objectiven fand ich wenige, die 

 ganz frei von Doppelbrechung waren ; doch blieb dieselbe meistens so 

 unbedeutend, dass sie nur bei besonderer Aufmerksamkeit auffiel. Apo- 

 chromate sind, soweit meine Erfahrung reicht, im allgemeinen mit 

 diesem Fehler häufiger behaftet, als gewöhnliche achromatische Ob- 

 jective. Das histologische Institut in Wien besitzt ein Apochromat von 

 4 mm Brennweite, welches über der Gypsplatte Roth I, 0. beim Drehen 

 ein gelbes und dann wieder himmelblaues Gesichtsfeld ergiebt. Dem 

 entsprechend ist ohne Gypsplatte das Gesichtsfeld zwischen ge- 

 kreuzten Nicols bald dunkel, bald hell lawendelgrau. 



Da im früheren von einem ZEiss'schen Mikroskope die Rede war, 

 bemerke ich ausdrücklich, dass dieses Objectiv nicht von der Firma 

 Zeiss stammt. — Unter zahlreichen, gewöhnlichen, achromatischen Ob- 

 jectiven zeigte keines so starke Doppelbrechung; doch fand ich unter 

 letzteren ein Objectiv von 30 mm Brennweite, das ebenfalls beim Drehen 

 zwischen gekreuzten Nicols merkliche Aenderungen in der Helligkeit 

 des Gesichtsfeldes ergab. Derartige stark doppelbrechende Objective 

 sind natürlich für den hier besprochenen Polarisationsapparat unbrauch- 



*) Die Firma Gebrüder Fromme (Wien III, Hainbargerstrasse 21) liefert 

 das Gestell zur Polarisationseinrichtung sammt Theilkreis um 22 FL, ohne 

 Theilkreis um 13 Fl. 



