168 Schiefferdecker : R Jungs Mikrotome. IX, 2. 



bar ; können übrigens auch für andere Polarisationsapparate, wenn es 

 auf genaue Farbenbestimmungen ankommt, nicht verwendet werden. 

 Es wird Sache der Optiker sein, diesen Fehler der Objective, der übri- 

 gens auch für die Gesammtleistung der letzteren bei der Beobachtung 

 mit gewöhnlichem Lichte ins Gewicht fällt, zu vermeiden. Ich mache 

 auf die Doppelbrechung der Objective hier nur deshalb aufmerksam, 

 weil sonst Diejenigen , welche diesen Fehler nicht kennen , vielleicht 

 rathlos vor dem sonderbaren Farbenspiel des Gesichtsfeldes stehen 

 würden, welches man beim Drehen doppelbrechender Objective mit der 

 hier beschriebenen Polarisationseinrichtung erhält. 



Wien, am 10. Juli 1892. 



[Eingegangen am 12. Juli 1892.] 



Ueber zwei von R. Jung* g-ebauto Mikrotome. 



Von 



P. Schieflfeidecker 



in Bonn. 



Hierzu zwei Holzschnitte. 



Von Herrn R. Jung in Heidelberg wurden der Redaction dieser 

 Zeitschrift zwei von ihm gebaute Mikrotome eingesandt zwecks Begut- 

 achtung; ich habe dieselben probirt und will im Folgenden darüber be- 

 richten. 



Das eine Instrument ist eine Verbesserung des englischen „Cath- 

 CAET improved microtome", von dem sich eine kurze Beschreibung und 

 eine Abbildung in dieser Zeitschrift Bd. VI, 1889, p. 486 flp. in dem 

 Referat über eine Arbeit von Th. Kitt findet, welcher das betreffende 

 Instrument damals empfahl. Wie man leicht ersehen wird, wenn man 

 die eben erwähnte Abbildung mit der umstehenden Figur 1 ver- 

 gleicht, hat Jung das englische Instrument völlig umgearbeitet und. 



