IX, 2. Schiefferdecker: R. Jung's Mikrotome. 169 



wie ich gleich hinzufügen will, erst wirklich brauchbar gemacht. Bei 

 dem englischen Original wurde ein ähnlich einem Hobeleisen gestaltetes 

 Messer mit breitem, platten HolzgriflFe mit freier Hand über einen aus 

 zwei parallelen, mit Glas bedeckten Bahnen bestehenden Schlitten ge- 

 führt, in dessen Mitte sich ein Metallcylinder befand, auf dem das Ob- 

 ject befestigt wurde , und der selbst durch eine Mikrometerschraube 

 gehoben werden konnte. Diese Letztere hatte aber keine Eintheilung, 

 so dass man beim Drehen derselben einfach auf das Gefühl angewiesen 

 war. Das Instrument war für Frostschnitte und Paraffinschnitte zu ge- 

 brauchen und kostete 26 M. Das neue, von Jung gearbeitete Instru- 

 ment ist ganz aus Gusseisen hergestellt und hat die auf Figur 1 wieder- 

 gegebene einfache Form : Eine starke Klammer wird nach Art eines 

 Schraubstockes an die vorspringende Tischkante befestigt ; zwischen 

 den beiden Klammerenden befindet sich eine senkrecht stehende starke 

 Stange, die zwischen zwei Schraubenspitzen drehbar ist. Um diese 

 Drehungen auszuführen, befindet sich an ihr ein nach rechts vorragen- 

 der Handgriff mit dickem kugeligen Ende ; nach links geht von dem 

 oberen Stangenende ein horizontaler Arm aus, der eine feste, durch 

 zwei Schrauben zu schliessende Klammer trägt, in welche das kurze, 

 hobeleisenälmliche Messer eingeklemmt wird und unverrückbar fest 

 sitzt. Vor dem Messer sieht man links, auf einer von der Grundklammer 

 nach vorn vortretenden Platte befestigt, einen Metallcylinder, der einen 

 zweiten solchen in sich aufnehmen kann, welch letzterer dann das Prä- 

 parat trägt. Es sind zwei solcher Einsatzcylinder vorhanden, je nach- 

 dem man ein Paraffin- oder Frostpräparat zu bearbeiten wünscht. Ersteres 

 wird mittels einer seitlich sitzenden Schraube festgestellt, die auf eine 

 durch Scharnier auf der Grundplatte des Cylinders befestigte Platte wirkt 

 (siehe Figur 1), letzteres friert, wie gewöhnlich, auf einer gerieften 

 Metallplatte fest unter Anwendung eines Aethergefrierapparates. Die 

 unterhalb des Cylinders sichtbare Mikrometerschraube wirkt hebend auf 

 den Einsatzcylinder. Jung liefert nun zwei in Bezug auf diese Hebung 

 verschieden ausgestattete Instrumente : bei dem einen wird die Schraube 

 wieder wie bei dem englischen einfach nach dem Gefühl verstellt (Preis 

 25 M.), bei dem anderen, hier abgebildeten Instrumente dagegen ist 

 eine automatische Verstellung der Mikrometerschraube vorgesehen, die 

 trotz der grossen Einfachheit ihrer Construction doch völlig genügendes 

 leistet (Preis 35 M.). Die Verschiebung wird , wie die Figur 1 er- 

 kennen lässt, durch einen Haken bewirkt, der in ein Zahnrad eingreift; 

 die Stärke der Verschiebung wird durch eine mit Eintheilung versehene, 

 verstellbare Scheibe regulirt. Die Grösse der Einstellung schwankt 



