IX, 2. Schiefferdecker: R. Jung's Mikrotome. 171 



zwischen Spitzen ist die Bewegung eine sehr leichte und gleichmässige. 

 Da nothwendigerweise, hauptsächlich in der ersten Zeit des Gebrauches, 

 die Spitzen der Schrauben sich allmählich tiefer und tiefer in die senk- 

 rechte Führungsstange einbohren werden, so ist die untere Schraube 

 zum Nachstellen eingerichtet und kann auf diese Weise mit leichter Mühe 

 ein fehlerfreier Gang dauernd erhalten werden. — Was endlich die Ge- 

 friervorrichtung anlangt, so leistet dieselbe' bei gewöhnlicher Stuben- 

 temperatur, etwa bis zu 17" R. hin, alles Wünchenswerthe, bei höheren 

 Temperaturen dagegen versagt sie mehr oder weniger, ev. ganz. 



Ziehen wir aus dem Gesagten das Facit, so können wir sagen: das 

 vorliegende Instrument ist ein einfaches und dauerhaftes, im Verhältniss 

 zu seinem billigen Preise recht viel leistendes Mikrotom, welches das 

 englische Modell bei weitem übertrifft. Von den beiden Modificationen 

 in Bezug auf die Einstellung der Mikrometerschraube ist natürlich dem 

 mit automatischer Einstellung versehenen Instrumente bei weitem der 

 Vorzug zu geben , und würde ich dieses allein zur Anschaffung em- 

 pfehlen. Das Instrument wird da am Platze sein, wo es nicht auf be- 

 sonders feines Arbeiten, nicht auf lückenlose Serienschnitte ankommt, 

 sondern nur darauf, überhaupt eine Anzahl zu gewöhnlichen Unter- 

 suchungen brauchbarer Schnitte von Paraffin- oder von Frostpräparaten 

 zu erhalten. 



Das zweite der mir zugesandten Mikrotome ist eine Nachbildung 

 des „Cambridge rocking microtome", dessen Beschreibung und Abbil- 

 dung sich im Journal of the Royal Microscopical Society Ser. II vol. V, 

 1885, p. 550 findet. In einer Mittheilung in dieser Zeitschrift Bd. IV, 

 p. 465 ff. spricht Zwaakdemakee. sehr anerkennend von diesem Mikro- 

 tom, indem er dessen originelle und ausserordentlich sichere Construc- 

 tion hervorhebt. Ich kann diesem nur zustimmen ; das Instrument ist in 

 der That ausserordentlich fest und sicher gebaut und eignet sich in 

 Folge dessen gerade sehr gut zur Anfertigung von langen Serien sehr 

 dünner Paraffinschnitte, für die es allein zu benutzen ist; hinzuzufügen 

 ist aber noch, dass Jung auch in diesem Falle das englische Instrument 

 verbessert hat, wenn auch der wesentliche Bau natürlich derselbe ge- 

 blieben ist. Eine kurze Beschreibung und die Figur 2 werden nöthig 

 sein, um ein Bild von dem originellen Mikrotom zu gewinnen. Auf einem 

 festen eisernen Untergestell erheben sich zwei seitliche Pfeiler G, 

 welche eine starke Achse A tragen. Um diese dreht sich der Hebel jB, 

 welcher anderseits auf der Schraubenmutter M aufruht und durch eine 

 von unten her in einen Haken eingreifende Spiralfeder (zwischen 

 den Pfeilern G gelegen) festgehalten wird. Oberhalb der Achse A 



