436 Behrens: Winkel's beweglicher Objecttisch. IX, 4. 



an der seitlich verschraubt auch h' befindlich ist. Auf Ti i' bewegt sich 

 vermittels einer in der Figur nicht sichtbaren Schwalbenschwauzführung 

 die Schiene D, und zwar durch die Schraube S (von derselben Con- 

 structiou wie -4), die ihre Mutter in g' (mit D verbunden), ihre festen 

 Lager in h k' besitzt. Auch hier kann die Grösse der Drehung und 

 die Stellung von D durch die Millimetertheilung auf D sowie den zu- 

 gehörigen Index «' abgelesen werden. Durch die vereinte Wirkung 

 von B und Ä ist es nun also möglich , der Schiene I) jede beliebige 

 Stellung zu geben, indem sie durch Drehen an B von links nach rechts, 

 durch Drehen an Ä mitsammt der Schiene i von hinten nach vorn fort- 

 bewegt wird. 



An die innere Kante der Schiene D wird nun der Objectträger 

 unverrückbar fest angepresst, und zwar durch die Vorrichtung r r' e 

 einestheils, t)i Ep anderntheils. 



Es ist r ein auf D gleitender und unterhalb li' durchgleitender 

 Riegel. Hat man den Objectträger in den auf dem Mikroskoptisch 

 befestigten Apparat hineingelegt, so dass er also der inneren Kante 

 von D anliegt, so schiebt man den Riegel r bis zu einer der Grösse 

 des Objectträgers entsprechenden Stellung vor, spannt ihn durch e fest 

 und drückt den Objectträger mit der linken Schmalseite gegen den an 

 ihm befindlichen Zapfen r'. 



Am rechten Ende der Schiene E ist m fest mit ihr verbunden; in 

 m ist der Winkelarra E beweglich und kann durch die Schraube e' fest- 

 gestellt werden. In E gleitet das Metallstück », welches am unteren 

 Ende ein an ihm bewegliches Querstück ^; trägt, während gegen das 

 obere Ende von n die Stahlfeder o drückt. Lüftet man also die 

 Schraube t', drückt Enp gegen den Objectträger und schraubt e' fest, 

 so ist damit der Objectträger in dem Apparate und zugleich der Fläche 

 des Mikroskoptisches aufliegend ganz fest und unverrückbar fixirt, und 

 eine Verschiebung desselben ist nun nur durch schrauben an A und B 

 möglich. Die rechte Schmalseite des Objectträgers wird durch Metall- 

 theile des Apparates nicht berührt, eine Spannung desselben beim Ver= 

 schieben und somit ein etwaiges Zerspringen der Glasplatte ist damit 

 ausgeschlossen. 



Sollte durch längeren Gebrauch des Apparates der Gang der 

 Schrauben A und B etwas unsicher werden, so lässt sich durch ge- 

 ringes Anziehen der bei g h' g' h' sichtbaren Schraubenköpfe dieses mit 

 leichtester Mühe heben. 



Der Apparat lässt sich an jedem Mikroskope mit viereckigem 

 Tische, wenn dessen Seitenlänge 80 mm oder mehr beträgt, im Augen- 



