438 Behrens: Winkel's beweglicher Objecttisch. IX, 4. 



des Mikrometers eingestellt, die Scalen vermittels einer schwachen Lupe 

 abgelesen, der Apparat abgenommen, die Schrauben e und e' gelöst, die 

 Scalen verschraubt, der Apparat wieder aufgesetzt, das Präparat von 

 neuem eingespannt, die Verhältnisse von früher wieder hergestellt, und 

 nun bestimmt, um welchen Betrag der eingestellte Punkt vom Kreuzungs- 

 punkte der Ocularfäden abwich. Drei entsprechende Versuche ergaben 

 Abweichungen von 0*12, 010, 0*90 mm, also ein Mittel von O'l mm. 

 Da diese Abweichung zu gross erschien und auch stets nach der Dreh- 

 richtung der Schraube A stattfand, so wurde vermuthet, dass der Gang 

 derselben noch zu leicht sei, und es wurde daher der verstellbare 

 Schraubenkopf bei li' etwas angezogen. Drei weitere Ablesungen er- 

 gaben dann, dass die Abweichung nunmehr im Mittel nur noch 0*04 mm 

 betrug, also y^o vom Durchmesser des Gesichtsfeldes. 



Eine ganz schwache Vergrösserung von 50 (System von 0*22 Aper- 

 tur) mit Gesichtsfelddurchmesser von 2' 6 mm ergab als Mittel der Ab- 

 weichung vom Mittelpunkte des Fadenkreuzes aus drei Ablesungen 

 0"035 mm, also gleich Y-g des Gesichtsfelddurchmessers. 



Mit einer Oelimmersion yi4 wurde eine Gruppe von Tuberkelba- 

 cillen eingestellt. Bei einer dreimaligen Einstellung betrug die Ab- 

 weichung vom Kreuzpunkte des Oculares im Mittel Yg des Durchmessers 

 vom Gesichtsfelde. 



Aus diesen Messungen geht hervor, dass der Apparat auch als 

 Finder völlige Genauigkeit besitzt, dass man selbst mit starken Ver- 

 grösserungen die Wiederauffindung einer durch die Scalenablesungen 

 markirten Stelle des Präparates mit Gewissheit ermöglichen kann. Aus 

 manchen Gründen empfiehlt es sich ja, die wiederaufzufindende Stelle 

 durch ein mittleres System (etwa wie das oben benutzte von 0*86 nu- 

 merischer Apertur) zu markiren , und erst dann , wenn man sie ver- 

 mittels dieses Systemes in den Mittelpunkt des Gesichtsfeldes gebracht 

 hat, die Betrachtung derselben mit stärkeren oder stärksten Systemen 

 vorzunehmen. 



Zum Schluss wollen wir darauf aufmerksam machen, dass man sich 

 des beweglichen Objecttisches mit Vortheil bedienen kann, wenn man 

 bei Herstellung von Mikrophotogrammen durch Verschiebung des zu 

 photographirenden Präparates den darzustellenden Theil genau in die 

 Mitte der Visirscheibe zu bringen bestrebt ist. 



Göttingen, 1. März 1893. 



