IX, 3. Referate und Besprechungen. 397 



lator F und Thermometer E\ durch zwei seitliche Fenster kann man den 

 Stand der Flüssigkeit controlliren. Die Flasche ist einerseits durch einen 

 mit Quetschhahn L versehenen Gummischlauch mit einer Filterkerze D 

 verbunden, welche in einem mit der zu filtrirenden Flüssigkeit gefüllten 

 Cylinder C steht ; anderseits ist sie an eine Wasserstrahlpumpe J ange- 

 schlossen, vor welche noch (von der Flasche aus) ein Rückflusskühler G 

 von demselben Wasserhahn, wie die Wasserstrahlluftpumpe gespeist) und 

 zwei langhalsige WouLFF'sche Flaschen i/^, H~ (welche eventuell in Eis 

 gepackt werden) mit Manometer 0, hintereinander eingeschaltet sind. 

 Die Verflf. benuzten eine sogenannte Glasstachelsaugpumpe französischen 

 Ursprungs, welche den ganzen Apparat (ca. 7 Liter Luft) in 12 bis 

 15 Minuten bei ca. einer halben Atmosphäre evacuirt. Zuerst wird der 

 Apparat sorgfältig sterilisirt und gedichtet (dickwandige Schläuche mit 

 kleinem Lumen !), dann aus der Filterkerze genügend Flüssigkeit in die 

 graduirte Flasche hineinfiltrirt, dann der zur Filterkerze führende 

 Schlauch abgeklemmt und nun bei 38 ^ die Flüssigkeit unter Evacuiren 

 eingedampft. Die erste WouLFr'sche Flasche H^ dient zum Auffangen des 

 Destillats, die Andere zum Auffangen von Rückschlagwasser aus der 

 Wasserstrahlpumpe. Will man nachher den Apparat mit Luft füllen, so 

 setzt man vorher statt der Filterkerze eine Glasröhre mit Watteluftfilter 

 an. Ist die eingedampfte Masse von harziger Consistenz, so wird sie 

 nachher durch die Bodenöffnung mittels eines gekrümmten Spatels ent- 

 fernt. — Um Bacterienkörper zur Analyse zu sammeln, setzten die 

 Verff. auf den einen Hals der conischen Flasche einen unten ver- 

 jüngten Glascylinder auf, in welchem auf drei seitlichen Einziehungen die 

 Filterkerze (Chamberland Fabrik-No. F.) steht, die Mündung nach, 

 oben gerichtet und am oberen Ende durch einen Gummiring luftdicht 

 an den Glascylinder angeschlossen. 



Die bacterienhaltige Flüssigkeit wird in die Kerze gegossen. In 

 20 Minuten können nach Angabe der Verff. über 1000 cc Bouillon- 

 cultur filtrirt werden. Die im Filter sich absetzenden Bacterienmassen 

 nehmen die Verff". mit einer aus Silber (von 100 Feingehalt) gefertigten 

 halbkreisförmigen Kapsel ab. — Der complett montirte Apparat wird 

 von J. RüTiNG u. Co., St. Petersburg, für 40 Rubel geliefert; zu be- 

 ziehen ferner durch Rob. Muencke, Berlin.- CzapleivsJä {Tübingen). 



Trambnsti, A., Ueber einen Apparat zur Cultur der anae- 

 roben Mikroorganismen auf festem, durchsichtigem 

 Nährmittel (Centralbl. f. Bacteriol. u, Parasitenk. Bd. XI, 

 1892, No. 20 p. 623). 



