398 



Referate und Besprechimgen. 



IX, 3. 



Tkambusti beschreibt einen neuen Apparat zur Isolirung von 

 Anaerobien, welcher im wesentlichen auf den BucEKER'schen Principien 

 beruht. Derselbe besteht erstens aus einem ERLENMEYEE'scheu Kolben 

 in gedrückter Form (GAYONi'schen Kolben) in welchen oben ein unten 

 verjüngter und offener Glascylinder, der am oberen Ende durch einen 

 eingeschliflPeuen Glasstopfen verschlossen ist, luftdicht eingeschliffen ist. 

 In den Glascylinder ist an der Verjüngungsstelle ein senkrechter, 

 beiderseits offener kleiner Glascylinder central eingeschmolzen. Nach- 

 dem der Kolben mit dem inficirten Nährmaterial beschickt ist, wird 

 der obere Cylinder aufgesetzt und nach Füllung des Zwischenraumes 

 zwischen äusserem und innerem Cylinder mit einer genügenden Menge 

 alkalischer Pyrogallussäurelösung (2 g Pyrogallol auf 15 cc Kalilauge 

 1 : 10), geschlossen. Der Apparat soll gut functioniren. Doch ist die 

 Beobachtung der Colonien mit dem Mikroskop natürlich unmöglich, 

 ferner braucht man für jede Verdünnung einen Apparat, und die Ab- 

 impfung dürfte ihre Schwierigkeiten haben. Der BoTKm'sche Apparat* 

 leistet jedenfalls mehr. Czapleioslii (Tühingen). 



Marpinann, Praktische Mittheilungen (Centralbl. f. Bacteriol. u. 



Parasitenk. Bd. X, 1891, No. 16 p. 458). 



1) Vorrichtung zum Erstarren der Giessplatten durch 



Kälte (Figur 1). Maepmann empfiehlt statt des umständlichen Giess- 



apparates für Platten einen nach Art des Aethersprays der Mikrotom- 



1. 



gefrierapparate construirten kleinen Apparat, welcher mittels Klammern 

 leicht an eine grössere Glasplatte angeschraubt werden kann, die auf 

 dem Nivellierständer eingestellt worden ist ^. 



1) Cfr. diese Zeitschr, Bd. VIII, 1891, p. 339, 



2) Der Apparat ist zu beziehen von Miehe in Hildesheim, 



